Bestimmung dee Längendiffeeenz zwischen Pulkowa, Helsingfobs etc. 



einen grossen Einfluss auf die Stellung des Pfeilers ausübten, was sich deutlich in den 

 Ablesungen der Wasserwaage aussprach. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, wurde hier 

 die Neigung durch einen Gehülfen, Stabskapitain 'Bols che w, abgelesen, wodurch na- 

 mentlich erzielt wurde, dass die Beobachter während der Dauer der Beobachtungen keine 

 Veranlassung hatten ihre Stellungen zu verändern. Aus einer geodätischen Verbindung hat 

 sich ergeben, dass sich dieser Pfeiler um П427 nach Osten von der astronomischen Station 

 in der Nähe des Schlosses oder um 0*616 nach Westen von der schwedisch - deutschen 

 Kirche befand. 



Bei der Berechnung sind folgende Breiten für die Beobachtungsstationen angenommen: 



Zu den Beobachtungen dienten vornehmlich zwei von Brauer gearbeitete tragbare 

 Passageninstrumente, die der Pulkowaer Sternwarte gehören. Sie sind beide vollkommen 

 gleichartig gearbeitet und eine hinlänglich genaue Beschreibimg derselben findet sich in 

 Herrn Döllen's Schrift: «Die Zeitbestimmung vermittelst des tragbaren Durclujangsinstru- 

 ments im Verticale des Polarsterns » Th. II. Hier wollen wir nur die bemerkenswerthesten 

 Eigentümlichkeiten ihrer Construction erwähnen. Jedes Instrument hat ein gebrochenes 

 Fernrohr, dessen Prisma in der Mitte der Horizontalaxe angebracht ist ; der Durchmesser 

 des Objectivs beträgt 2,6 Zoll, die Focalweite 31,0 Zoll, die angewandte VergrÖsserung 

 war eine beiläufig hundertfache. Im Brennpunkte des Objectivs befindet sich neben dem 

 unbeweglichen Fadennetze noch ein Fadenpaar, welches mittelst einer Mikrometerschraube 

 längs den festen Horizontalfaden bewegt werden kann. Die Neigung der* Horizontalaxe 

 wurde durch ein Niveau bestimmt, das beständig an der Axe hing. Die vertikalen Stützen, 

 an deren Obertheilen sich die Lager für die Horizontalaxe befinden, stehen auf einem sehr 

 massiven Rahmen, der von 3 Fussschrauben getragen wird. Diese Fussschrauben stützen 

 sich auf Messingplatten, die so construirt sind, dass durch seitliche Schrauben eine Ver- 

 stellung des ganzen Instruments im Azimute bis auf dt 5° erzeugt werden kann. Um das 

 Instrument in seinen Lagern umzulegen, ist dasselbe mit einem besonderen Mechanismus 

 versehen, der die Umlegung ebenso rasch wie bequem auszuführen gestattet. 



Die Beobachtung der Durchgänge geschah nach Gehör an Boxchronometern ; jeder 

 Beobachter hatte deren drei, darunter zwei, die halbe Sekunden schlugen, von denen einer 



Für Pulkowa 

 » Helsingfors 



» Âbo 

 » Lowisa 

 » Wiborg 



о 



5946' 17?0 

 60 9 43,2 

 60 27 12,6 

 60 27 39,4 

 60 42 43,3. 



Die Instrumente. 



