Ueber die Construction identischer Aräometer. 



III. TAFEL, 



enthaltend die Volumina 7, v in Cubikcentimetern, so wie das Gewicht der Zu- 

 satzgewichte in Grammen für alle Scalen- und Gewichts Araeometer (Alcoholo- 

 meter) bis zu 12 Abtheilungen. Das Gewicht des Instruments G ist = 50§ r - ange- 

 nommen. 



Anzahl der 

 Abtheilun- 

 gen, 71. 



V 



V 



9x 



92 



9z 



9i 



9ь 



06 



9i 



#8 



99 



010 



9u 



1 



c.c. 



50 



c.c. 

 12,0795 



gr. 

 0,0000 























2 



55,6719 



6,4076 



7,6688 























3 



57,7238 



4,3557 



8,7641 



4,2051 





















4 



58,7800 



3,2995 



9,9626 



6,4393 



3,1218 



















5 



59,4240 



2,6555 



10,6944 



7,8225 



5,0890 



2,4823 

















6 



59,8577 



2,2222 



11,1968 



8,7739 



6,4492 



4,2141 



2,0597 















7 



60,1696 



1,9099 



11,5386 



9,4469 



7,4236 



5,4838 



3,5692 



1,7603 













i 8 



60,4048 



1,6747 



11,8043 



9,9581 



8,1718 



6,4940 



4,7547 



3,1197 



1,5325 











9 



60,5883 



1,4912 



12,0150 



10,3681 



8,7645 



7,2045 



5,6857 



4,2039 



2,7673 



1,3641 









\ 10 



60,7356 



1,3439 



12,1836 



10,6950 



9,2396 



7,8249 



6,4406 



5,0894 



3,7695 



2,4839 



1,2275 







11 



60,8565 



1,2230 



12,3185 



10,9701 



9,6265 



8,3381 



7,0642 



5,8218 



4,6055 



3,4061 



2,2526 



1,1138 





12 



60,9574 



1,1121 



12,4326 



11,8365 



9,9605 



8,7641 



7,5909 



6,4380 



5,3031 



4,2104 



3,1222 



2,0599 



1,0185 



19. 



Wir haben oben § 5 kurz erwähnt, dass negative Werthe von x solchen Normalflüssig- 

 keiten entsprechen, deren sp. Volumina 0_ x = <• 0 0 oder für misera Fall, die schwerer als 

 Wasser sind. Die entsprechenden Zusatzgewichte lassen sich alsdann nach der Gleichung 



x_ 



v<t n Ѳ — p 

 (XI) g_ {x _ i _ l) = j G berechnen , wo a = -und ß = 0 0 — p. 



ß(a* — 1) °~ 9 



Da hierbei das Instrument selbst keine weitern Abänderungen zu erfahren hat, so ist es 

 als ein nicht zu unterschätzender Vorzug dieser Scalen- und Gewichtsaraeometer zu be- 

 zeichnen, dass deren Leistungsfähigkeit mit Leichtigkeit, wenigstens nach einer Seite hin, 

 durch Hinzufügung einer gewissen Anzahl von Zusatzgewichten beliebig erweitert werden 

 kann. Auf diese Weise kann ein derartiges, solide vergoldetes Aräometer zur Messung der 

 sp. Volumina nicht nur weingeistiger Flüssigkeiten, sondern auch vieler Säuren und Salz- 

 auflösungen dienen. 



