Ueber die Construction identischer Aräometer. 



23 



Ѳ > — Ѳ ^ = 0,00055 und k — z~\ mm , 27, so haben wir e = 2309, woraus 

 ^ = 2309 (ö i — 0 ж ) und für die Anzahl der Theile, in welche die Scale einzu- 

 theilen ist, v= 1818 [â 0r4m Ѳ х ). 



Es ist selbstverständlich, dass diese Coefficienten nur für solche Normalflüssigkeiten 

 gültig sind, welche das sp. Volumen 1,0471 des 38procentigen Weingeists einschliessen, und 

 dass es für jedes Instrument, unter den dazu gehörigen Abtheilungen immer nur eine giebt, 

 welche dieser Bedingung genügt. Will man daher die Bestimmungen des Programms als maass- 

 gebend für die Construction des Instruments annehmen, so muss man in den horizontalen 

 Reihen der Tafel II diejenigen Abtheilungen aufsuchen, in welchen O x <. 1,0471 < 0 X _^ 1 

 und danach l und v für die verschiedenen Werthe von & X4 _ l — # a berechnen. Indem wir 

 hier vorläufig auf die drei ersten Columnen der im folgenden Paragraphen gegebenen 

 Tafel IV verweisen, worin diese Werthe zusammengestellt sind, müssen wir bemerken, 

 dass namentlich für die höhern Werthe von n, die berechneten Scalenlängen sich nahezu 

 umgekehrt verhalten, wie die Anzahl der Abtheilungen. Aus der Vermehrung der Zusatz- 

 gewichte würde also im Ganzen kein Gewinn für die Genauigkeit des Instruments hervor- 

 gehen, wenn man bei der normalen Empfindlichkeit stehen bleiben und nicht über diese 

 hinausgehen wollte. Das kann nun leicht geschehen, indem man die Scalen so weit ver- 

 längert, als es die Umstände nur irgend zulassen, was aber nur auf Kosten des Querschnitts 

 geschehen kann; dass man hierin nicht zu weit gehe, verbieten einerseits die Ansprüche, 

 welche man an die Solidität und Festigkeit des Instruments und namentlich der Scale zu 

 machen hat, andererseits gewisse Bedingungen der Stabilität, welche letztere übrigens 

 leicht zu erfüllen sind, und nur in ganz besonderen Fällen zu einer vorläufigen Berech- 

 nung Gelegenheit geben dürften. Wir übergehen diesen letztern Gegenstand um so mehr, 

 als derselbe in Herrn Kupffer's «Handbuch der Alcoholometrie» behandelt worden ist. 



Was die Solidität des Instruments im Allgemeinen und insbesondere der Scala be- 

 trifft, so ist es kaum möglich, auf Grundlage theoretischer Betrachtungen das Richtige zu 

 treffen. Die Praxis und der Vergleich mit andern schon vorhandenen, gut proportionirten 

 und bewährten Instrumenten sind hierbei die besten Führer. 



21. 



Ich hatte vor längerer Zeit Alcoholometer mit 5 Zusatzgewichten oder 6 Abthei- 

 lungen und cylindrischen hohlen Scalen anfertigen lassen, die bei einer Länge von I02 mm 

 und einem Durchmesser von 5 mm ,5 sich auch in Bezug auf ihre Solidität vortrefflich be- 

 währten. Als später beinahe übertriebene Ansprüche an die Solidität dieser Instrumente 

 gemacht wurden, Hess ich andere anfertigen, deren ebenfalls hohle Scalen nur 90 mm lang waren, 

 und die einen rectangulären Querschnitt von 6 wm und 4 mm Seite hatten; die breiten 

 Seiten trugen eine Eintheilung in 70 Theile. Endlich liegt mir ein englisches Alcoholo- 

 meter mit 9 Zusatzgewichten vonNegretti und Zambra in London vor, dessen in 50 Theile 

 eingeteilte hohle Scale 68 mm lang ist, und deren rectangulärer Querschnitt 5 mm breit und 



