Ueber die Construction identischer Aeäometer. 



25 



(w), welche das Instrument haben soll; die zweite, die Anzahl der Scalentheile berechnet 

 nach der Formel y =181 8 — & x ); die dritte, die Länge der Scalen in Millimetern 



Z=l,27v, welche Länge, wie schon erwähnt, der vorgeschriebenen Empfindlichkeit des 

 Instruments entspricht; die IV. und V. Columne die Länge l, und die Dicke b, der Scale be- 

 rechnet nach ihrem Festigkeits-Modul, wobei ihre Breite zu b mm angenommen ist. Die Co- 

 lumnen VI, VII, VIII und IX enthalten die Wcrthe von v„, l„, h„ und b„, nach welchen 

 die Scalen auszuführen wären, um den Instrumenten die möglichst grosse Empfindlichkeit 

 zu geben, wie sie in der X. Columne berechnet ist, bezogen auf 38 0/ 0 "Weingeist. 



IV. TAFEL, 



enthaltend die Einteilungen und die Dimensionen der Scalen für Aräometer oder 

 Alcoholometer nach der Anzahl ihrer Zusatzgewichte. 



I. 



Nach der vorge- 



Berechnet nach dem 



Wirkliche den Scalen zu sehenden Eintheiluneen 



schriebenen Em- 

















Anzahl der 



pfindlichkeit. 



Festigkeits-Modul. 





und Dimensionen. 





Abtheilungen 







































oder der Zu- 



II. 



in. 



IV. 



V. 



VI. 



VII. 



VIII. 



IX. 



X. 



satzgewichte 





1, 



*/ 





In 



h,, 







n. 



V 



1 





К 



s„ 







mm. 



mm. 



mm. 













1 



449 



570,2 



388 



6,23 













2 



206 



261,6 



254 



5,04 













3 



135 



171,3 



197 



4,43 



140 



180,0 



4,40 



5,5 



2428 



4 



100 



127,0 



163 



4,04 



120 



151,8 



4,10 



5,3 



2759 



5 



83 



105,4 



141 



3,76 



100 



128,8 



3,75 



5,5 



2805 



6 



69 



87,6 



125 



3,54 



90 



1 116,5 



3,60 



5,3 



3081 



7 



58 



73,7 



113 



3,37 



80 



102,1 



3,40 



5,5 



3178 



8 



51 



64,8 



104 



3,22 



70 



95,75 



3,30 



5,3 



3428 



9 



45 



57,2 



96 



3,10 



60 



87,9 



3,20 



5,3 



3559 



10 



41 



52,1 



90 



3,00 



GO 



81,8 



3,10 



5,3 



3606 



11 



37 



47,0 



84 



2,90 



60 



77,0 



3,00 



5,3 



3754 



12 



34 



43,2 



80 



2,80 



50 



70,5 



3,00 



5,3 



3767 



Aus dieser Tafel ersieht man, dass dieVerhältnisse in den Columnen VI bis IX so ein- 

 gerichtet sind, dass mit der Vermehrung der Zusatzgewichte auch eine grössere Empfind- 

 lichkeit eintritt, weil in der That jene Vermehrung sonst von gar keinem Nutzen wäre. 

 Eine etwas grössere Länge der Scale hat nach unserer Ansicht keine Nachtheile, wenn nur 

 bei ihrer Construction die Bedingung der Solidität nicht ausser Acht gelassen wird. Abän- 

 derungen in den Dimensionen, wenn sie durch Umstände geboten sein sollten, sind inner- 



4 



