26 



M. H. von Jacobi, 



halb der vorgeschriebenen Grenzen leicht zu treffen. Für die Alcoholometer ohne oder nur 

 mit einem Zusatzgewichte, sind die betreffenden 5 letzten Spalten nicht ausgefüllt; solche 

 Alcoholometer kommen selten vor, und wenn sie verlangt werden sollten, so sind gewisse 

 Modificationen nöthig, die sich leicht aus dem Vorstehenden ergeben. 



Ein uns vorliegendes, vonGeissler angefertigtes gläsernes Alcoholometer nachTralles, 

 das Alcohol von 0°/ o bis 100°/ 0 misst, hat eine Scalenlänge von 235 wm ; es kommt daher 

 auf jedes Procent eine durchschnittliche Eintauchung von 2 mm ,35. 



Das oben erwähnte englische Instrument mit 10 Abtheilungen hat bei einer gesamm- 

 ten Scalenlänge von 680""" eine Amplitude von 0% bis 96% und daher für jedes Procent 

 7 wwt ,l Eintauchung. 



Unser Instrument mit 7 Abtheilungen würde weingeistige Flüssigkeiten von 0 % bis 

 97,7% messen und eine Scalenlänge von 714*" т ,7 haben, wonach also im Durchschnitt auf 

 1 % ein Scalenunterschied von 7,3% käme. 



21. 



Die Scalen- und Gewichtsaräometer oder Alcoholometer lassen einen grossen Grad 

 von Genauigkeit zu, besonders wenn die Eintauchung der Scale mit einem Cathetometer 

 beobachtet wird. Sie stehen nur den gewöhnlichen Gewichtsaräometern nach, welche manche 

 praktische Unbequemlichkeiten, aber den Vortheil eines dünnen, nur mit einer Marke ver- 

 sehenen Stiels und einer gleichen Empfindlichkeit für alle Flüssigkeiten haben. Unsere 

 Alcoholometer aber haben, wie man sich durch einen Vergleich überzeugen kann, entschie- 

 dene Vorzüge vor den gewöhnlichen gläsernen Alcoholometern mit der Scale nach Tralles. 

 Dass bei diesen letztern die Hülfe einer besonders berechneten Tabelle nicht erfordert wird, 

 ist allerdings ein Vortheil, der sich aber nnr auf die Beobachtungen bei der Normaltempe- 

 ratur beschränkt. Bei allen andern Temperaturen ist das Instrument für sich nicht mehr 

 brauchbar und bedarf ebenfalls der Hülfstafeln. Ein sehr wesentlicher Nachtheil ist aber 

 bei diesen letztern Instrumenten die Kleinheit und Ungleichheit der Scalentheile ; ersterer 

 kann nur dadurch abgeholfen werden, dass man den Umfang des Instruments beschränkt 

 oder auf mehrere vollständige Instrumente vertheilt; die Ungleichheit der Scalentheile er- 

 schwert aber die Beobachtung und die Abschätzung der Bruchtheile, während bei einer 

 gleichen Eintheilung, wie unsere Instrumente sie haben, das Auge des Beobachters sich 

 leicht an einen bestimmten Abschätzungsmodul gewöhnt. Wir können indessen nicht uner- 

 wähnt lassen, dass im Princip unseres Instruments eine Fehlerquelle liegt, die bei gewöhn- 

 lichen alcoholometrischen Messungen gar nicht in Betracht kommt, die aber nicht vernach- 

 lässigt werden dürfte, wenn man bei Messung der sp. Volumina von Flüssigkeiten über die 

 4. Decimalstelle hinausgehen wollte. Ich meine nämlich den Einfluss den der ausserhalb 

 der Flüssigkeit in der Luft befindliche Theil der Scale, die bei unseren Berechnungen 

 als auf das Vacuum reducirt angenommen ist, auf die Verminderung des Gewichts des In- 

 struments ausübt. Durch geringe Abänderungen in der Bestimmung des Tauchers und 



