28 



M. H. von Jacobi, 



Wenn die markirten Gewichte ebenfalls von Messing sind, oder wenn p — r, so be- 

 dürfen die Zusatzgewichte gar keiner Correction; sind sie von Platin, so ist die Correction 

 f/= 99992. # so gering, dass sie vernachlässigt werden kann. 



21. 



Nachdem wir gezeigt haben, wie auf Grundlage weniger gegebenen Constanten die 

 Gewichte und die Dimensionen aller Theile der Gewichts- und Scalen -Alcoholometer oder 

 Aräometer zu berechnen sind, haben wir nachzuweisen, wie die berechneten Dimensionen 

 leicht und bequem verwirklicht, und daher alle Instrumente derselben Gattung vollkommen 

 identisch hergestellt werden können. Von den Gewichten ist hier nicht zu reden, da ihre 

 Herstellung keinen grössern Schwierigkeiten unterliegt, als die der gewöhnlichen Gewichte 

 und gar nicht einmal eine überaus empfindliche Waage verlangt; um aber eine vollkom- 

 mene Uebereinstimmung der wirklichen Dimensionen mit den berechneten zu erhalten, war 

 die Auffindung einer besonderen Methode erforderlich. Dass diese sich bei der praktischen 

 Ausführung vollkommen bewährte nnd einen überraschenden Erfolg hatte, war eigentlich 

 die Veranlassung, dass ich mich auf eingehendere Weise mit diesen Instrumenten zu be- 

 schäftigen begann, deren Anfertigung seit lange keine Fortschritte gemacht hatte, und die von 

 der Wissenschaft aufgegeben schienen. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass mit correct 

 construirten Scalen- und Gewichts-Aräometern nicht nur expeditivere, sondern auch solche 

 Messungen angestellt werden können, deren wissenschaftlicher Werth den nach andern 

 aräometrischen Methoden ausgeführten, nicht nachsteht. 



Bei dem Folgenden werden wir zunächst nur das Alcoholometer mit 6 Zusatzgewich- 

 ten oder 7 Abtheilungen im Auge haben, dessen Einführung im Verkehr wir wegen der 

 praktischen Vortheile, welche dasselbe darbietet, und die wir oben § 16 erörtert haben, 

 nicht genug empfehlen können. Auf die Construction anderer Gattungen von Instrumenten 

 mit mehr oder weniger Zusatzgewichten werden unsere Erörterungen ebenfalls anwend- 

 bar sein. 



22. 



Die äussere Form des Instruments ist uns aus der oben § 2 gegebenen Beschreibung 

 bekannt und aus der in % der natürlichen Grösse ausgeführten Zeichnung (F. 1 , T. I). Der 

 Längendurchschnitt des ganzen Instruments ist aus Fig. 2 ersichtlich. Der kugelförmige Hohl- 

 körper CG besteht aus 2 Halbkugeln, die sich in einen 2 bis 3 Millimeter hohen cylindri- 

 schen Ansatz verlaufen. Bei fahrikmässiger Anfertigung dieser Instrumente hat die gleich- 

 förmige und genaue Herstellung dieser Halbkugeln , sei es durch Stanzen oder durch 

 Drücken in einer Patrone keine Schwierigkeiten und eben so wenig die Anschaffung von 

 überall gleich dickem und vollkommen homogenem Messingblech ; ihre Ränder werden genau 

 auf einander gepasst und durch Löthen auf dem im Innern befindlichen Ringe r r mit ein- 



