Ueber die Consteüction identischer Aräometer. 



29 



ander verbunden. Statt des einfachen Ringes, wie man ihn gewöhnlich nimmt, habe ich es 

 vorgezogen, ein Diaphragma anzubringen, wodurch die Kugel schon bei geringer Metall- 

 dicke eine grosse Widerstandsfähigkeit in horizontaler Richtung erhält. Dieses Diaphragma 

 wurde bei den zuerst angefertigten Instrumenten aus etwa l mm dickem Aluminiumblech an- 

 gefertigt. 



Zum Theil wegen der Kostspieligkeit dieses Metalls, zum Theil wegen der Schwierig- 

 keit, dasselbe solide mit den Halbkugeln zu verlöthen, habe ich das Diaphragma später 

 aus etwa 0 WW ,3 dickem Stahlblech anfertigen lassen. 



In der Sitzung vom 1./13. April 1864 hatte ich der Akademie ein ganz aus Alumi- 

 niumbronze angefertigtes Alcoholometer vorgestellt, zn weichein Herr Fritzsche die Ge- 

 fälligkeit gehabt hatte, mir das Metall zu verschaffen. Die Schwierigkeiten, welche die 

 Herstellung der hieraus angefertigten Halbkugeln, überhaupt die Bearbeitung und nament- 

 lich die Löthung dieser Legirung von 90% Kupfer und 10% Aluminium darbot, hatten sich in 

 der Folge, als ich mehrere Exemplare hiervon anfertigen Hess, eher vermehrt als vermin- 

 dert, so dass ich die Anwendung dieser Anfangs so viel versprechenden Legirung ganz- 

 lich aufgab. Auch an anderen Orten hat man auf die Anwendung dieses Metalls, z. B. zu 

 astronomischen Instrumenten, verzichten müssen. Constatiren will ich hier noch, dass sich 

 die Aluminiumbronze vortrefflich galvanisch vergolden lässt, wenn man nur die Vorsicht 

 gebraucht, den zu vergoldenden Gegenstand vorher mit einer dünnen Kupferschicht zu be- 

 decken. 



Die englischen Scalen- und G?wichtsaräometer nach Sykes sind sehr leicht gear- 

 beitet — das oben erwähnte von Negretti und Z ambra wiegt nur 29 9r , 5 

 — sie müssen sehr vorsichtig behandelt werden und sind vielleicht noch eher 

 Beschädigungen unterworfen, als die gläsernen Alcoholometer. Um meinen Instru- 

 menten eine grössere Widerstandsfähigkeit auch in verticaler Richtung zu ertheilen, 

 wurde im Innern ein Röhrchen s, s Fig. 3 angebracht, welches oben und unten kugel- 

 förmige, sich etwas federnde und desshalb mit einigen Einschnitten am Rande versehene 

 Lappen hat, welche dicht an der innern Mantelfläche der Halbkugeln anliegen und dort 

 verlöthet werden. Nach oben hin trägt das Röhrchen einen viereckigen Ansatz a, welcher 

 die Kugelschale durchsetzt und auf welches die hohle Scale befestigt und gelöthet wird. 

 Der untere Theil ß des Röhrchens verlängert sich um etwa ro mm und dient zum Auf- 

 stecken des Rohres D, D, welches das birnförmige Gegengewicht mit seinem Halse trägt. 

 Hals und Rohr werden genau zusammengeschliffen und leicht verzinnt, um nach der defini- 

 tiven Regulirung des Instruments zusammengelöthet zu werden. Um jedes Verschieben der 

 birnförmigen Gegengewichte unmöglich zu machen, werden alsdann noch zwei Nieten in 

 senkrecht auf einander stehenden Richtungen durch Hals und Rohr geschlagen. Das Gegen- 

 gewicht ist nicht vollkommen massiv, sondern hat im Innern eine Höhlung, sowohl um bei 

 der etwa nöthigen Verkürzung des Rohres, einen Theil desselben aufnehmen zu können, 

 als auch, um einen Raum für den zur Regulirung des Gewichts erforderlichen Ballast ab- 



