30 



M. H. von Jacobi, 



zugeben. Dieser Ballast besteht aus dünnen Stäbchen, welche aus einer, dem bekannten 

 Wood'schen Metall ähnlichen, von Herrn Lipowitz angegebenen Legirung 1 ) durch Auf- 

 saugen in einer Thermometerröhre hergestellt sind ; sie werden, nachdem ihnen das be- 

 stimmte Ersatzgewicht gegeben worden, durch die obere Oeffnung der Scale hineinge- 

 bracht, wo sie dann durch das im Innern befindliche Röhrchen bis zum birnförmigen Ge- 

 gengewichte hinabsinken, und dann durch Eintauchen in Wasser von etwa 65° C. ge- 

 schmolzen werden. Die obere Oeffnung der Scale wird dann durch das in der Zeichnung 

 angegebene Plättchen mit seinem Ansatz geschlossen und verlöthet , worauf der grösseren 

 Sicherheit wegen, ein Stift durch den Ansatz getrieben wird, um auch von hieraus jede 

 Fälschung unmöglich zu machen. 



Die so construirten Instrumente sind so solide, wie man es von solchen Instrumenten, 

 deren Dimensionen der Bequemlichkeit und der Kosten wegen nur beschränkt sein dürfen, 

 nur irgend verlangen kann. Auch haben dieselben manche gewaltsame Prüfung aushalten 

 müssen, ohne eine Beschädigung erfahren zu haben. 



23. 



Was die Ptegulirung des Instruments betrifft, so bin ich hierbei von der Ansicht aus- 

 gegangen, dass die bei Anfertigung dieser Instrumente bisher angewandte irrationelle Me- 

 thode, wegen der wissenschaftlich unbefriedigenden Resultate die sie liefert, aufgegeben 

 werden müsse. Wie Jedermann weiss, lässt man das Instrument in gewissen empirisch ge- 

 fundenen oder überlieferten Normalflüssigkeiten schwimmen , deren genaue Herstellung 

 mühsam, und welche bei constanter Temperatur und in constanter Stärke zu erhalten, be- 

 schwerlich ist. Dann wird an den Gewichten, wohl auch am Instrumente so lange herum- 

 gefeilt, bis die Scale auf einen bestimmten Theilstrich einspielt, dessen, auf die gewöhn- 

 liche Weise gemachte Beobachtung schon an sich unsicher, noch durch die Veränderlich- 

 keit der Capillarität beeinflusst wird. Dass dennoch von den betreffenden Künstlern Ge- 

 wichts- und Scalen -Aräometer oder solche Alcoholometer geliefert werden, die für die ge- 

 wöhnliche Praxis brauchbar sind, rechtfertigt keinesweges das Perpetuiren fehlerhafter 

 Methoden, und um so weniger, wenn diese durch andere ersetzt werden können, die ratio- 

 neller sind, nicht mehr Arbeit erfordern, und in denen es ebenfalls leicht zu der nöthigen 

 Routine gebracht werden kann. 



Der Prüfung in den vorher zubereiteten Normalflüssigkeiten und allem unsichern 

 Herumtappen ist man gänzlich überhoben, da man den Instrumenten genau die vorher be- 

 rechneten Volumina und Gewichte geben kann. 



Wie schon oben bemerkt, hat die richtige Herstellung der Gewichte keinerlei 

 Schwierigkeiten. 



*) 3 Th. Cadmium, 4 Th. Zinn, 8 Th. Blei und 15 Th. Wismuth, schmilzt bei 60° C. 



