Ueber die Construction identischer Aräometer. 



31 



Auch hat es um so weniger Schwierigkeiten, schon auf mechanischem und fabrik- 

 mässigem Wege, die Taucher sowohl als auch die Scalen, bis auf eine gewisse Grenze 

 richtig herzustellen, je grösser die Anzahl der anzufertigenden Exemplare ist; denn nur 

 alsdann lohnt es sich, die erforderlichen Einrichtungen zu treffen und die nöthigen "Werk- 

 zeugmaschinen anzuschaffen. 



Aus der § 22 gegebenen Beschreibung und Zeichnung des Instruments ersieht man, 

 dass der birnförmige Ballast auf seinem Rohre, das beiläufig 5 wm ,5 Durchmesser und 

 23^,758 Querschnitt hat, um einen Raum verschoben werden kann, der etwa 200 Cu- 

 bikraillimetern entspricht, und der zur Ausgleichung der Fehler bestimmt ist, die bei der 

 mechanischen Anfertigung derTaucher etwa vorkommen mögen; Fehler, die indessen nach allen 

 Erfahrungen gewöhnlich viel geringer ausfallen. Zieht man auf der Scale ihren untersten 

 Theilstrich, etwa in einem Abstände von 10 wm über der Kugel, giebt man dem Instru- 

 mente sein erforderliches Gewicht (5 0 er ), belastet man die Birne mit dem 1. Zusatzge- 

 wichte, welches dem destillirten Wasser bei der Normaltemperatur entspricht, so kann 

 die Birne so weit höher- oder niedriger geschoben und dadurch das Rohr so viel verkürzt 

 oder verlängert werden, bis der Theilstrich genau dem Niveau des Wassers entspricht. 

 Vertauscht man nun dieses erste Gewicht mit einem andern vorher berechneten, welches 

 die Scale bis zu ihrem Endpunkte eintauchen lässt, so kann dieser Punkt, welcher dem be- 

 rechneten Volumen der Scale entspricht, ebenfalls bezeichnet werden. Dieses Verfahren giebt 

 indessen precäre Resultate wegen des Einflusses der Capillarität , wegen der Unvollkom- 

 menheit der gewöhnlichen Beobachtungsweisc mit blossem Auge, und endlich wegen der 

 Unsicherheit in der Bezeichnung des Theilstrichs, wenn . man nicht eine interimistische 

 Scale zu Hülfe nimmt. Eine von uns angewandte Beobachtungsmethode vermittelst des 

 Cathetometers, von der wir später sprechen werden, würde es allerdings ermöglichen, die 

 genannten Uebelstände zum Theil zu beseitigen. 



Ein ungleich feineres, zuverlässigeres und auch expeditiveres Mittel, die wirklichen 

 Volumina des Tauchers und der Scale den berechneten gleich zu machen, giebt die Waage 

 ab, und eine gewissermaassen umgekehrte Methode der sp. Gewichtsbestimmung, die ich 

 hierbei anwende. Um allen Einfluss der Capillarität zu beseitigen, lasse ich das ganze 

 Instrument in destillirtem Wasser bei der Normaltemperatur von 15°, 5 C. tauchen und 

 bringe das sp. Gewicht desselben in Uebereinstimmung mit der Berechnung durch das 

 oben erwähnte Verschieben der Birne und durch noch ein anderes Hülfsmittel. 



Fig. 4 sind zwei metallene Scheiden die einen um ein weniges grössern Querschnitt 

 haben als die Scale, deren unterer abgeschärfter Theil aber sich genau der letztern auschliesst. 

 Die Scheide (I) ist etwas länger als der ganze Stiel, der andere (II) nur etwa 35 wm lang; 

 beide haben oben einen kleinen Haken und sind von etwa l mm dickem Messingblech. 



Die Volumina dieser beiden Scheiden werden durch Wägung im Wasser ein für alle- 

 mal möglichst genau bestimmt, nachdem selbstverständlich ihre untere Oeffnung wasser- 



