32 M. H. von Jacobi, 



dicht verschlossen worden, was durch einen unten glatt abgeschnittenen Pfropfen vonWachs 

 oder Guttapercha geschehen kann. 



Das Volumen der grösseren Scheide sei v b das der kleinern v n >. 



Die Länge des Stiels ist so berechnet, dass unter dem Nullpunkt der Scale und über 

 ihrem Endpunkt noch freie Räume von etwa \o mm vorhanden sind. 



Die kleine Scheide wird auf den Stiel des Instruments geschoben , so dass der 

 untere scharfe Rand derselben etwa io mm von dessen oberem Ende absteht. 



Wird nun das ganze Instrument mit der kleinen Scheide unter Wasser gewogen und 

 theils die Birne , theils die Scheide so weit verschoben , bis das berechnete Volumen 

 = Ѵ-л- v -+- v n genau herauskommt , so wird längs des untern Randes der Scheide mit 

 einem scharfen Stichel ein Strich auf dem Stiele gezogen und hierdurch der obere Theil- 

 strich der Scale bezeichnet. 



Hierauf wird die grössere Scheide I auf den Stiel geschoben, mit dem untern Rande 

 bis auf etwa 1 O mm über der Kugel, die Wägung im Wasser vorgenommen und diese Scheide 

 so weit verschoben, bis genau das berechnete Volumen V-h- p ) herauskommt. Am untern 

 Rande der Scheide I wird dann der Nullpunkt der Scale ebenfalls durch einen feinen Strich 

 bezeichnet. 



Wir erhalten demnach, wenn A und В die Volumina nach der definitiven Wägung 

 sind, aus 



F-i- v -¥-,v n = A-+- Ä und 



Ѵ-л- Vi = В -+- A, 



v — А — В -+- A — Aj -+- Vj — ѵ п und 



F= Б-t-A, — 



Der untere Theil der Scheiden sowohl, als der Hals der Birne auf ihrem Rohre 

 müssen selbstverständlich so gut eingeschliffen sein, dass kein Wasser eindringen kann. 

 Im Anfange meiner Arbeiten ist das allerdings einige Male geschehen ; dem wurde aber 

 leicht und ohne Nachtheil abgeholfen durch Ueberfahren des betreffenden Randes mit 

 einem in geschmolzenes Wachs oder Schellackauflösung getauchten Pinsel. 



Der Erfolg dieser Regulirungsmethode hat alle meine Erwartungen übertroffen ; von 

 der Genauigkeit, welche sie gewährt, werden wir später einige Beispiele anführen. Die 

 Fehler derWägungen Hessen sich leicht innerhalb der Grenze einiger Cubikmillimeter halten 

 obgleich die Verschiebungen nur aus freier Hand vorgenommen wurden. Geeignete 

 Mikrometervorrichtungen zu diesem Zwecke, die sich leicht ausdenken lassen, die aber bei 

 den bisherigen Versuchen noch nicht hergestellt waren, würden die Genauigkeit und die 

 Zeitersparniss noch vergrössern. Da man weiss, dass die Verschiebung der Scheide um 

 l wm . einem Volumen von etwa 19 Cubik-Millimetern und eine Verschiebung der Birne um 

 ebensoviel, einem Volumen von etwa 24 Cubik-Millimetern entspricht, so wären die mikro- 

 metrischen Verschiebungen leicht bis auf Bruchtheile von Cubik-Millimetern zu bringen. 



