Ueber die Construction identischer Aräometer. 



33 



Da indessen eine absolute Uebereinstimmung bei der Rcgulirung nur durch Zufall 

 erhalteu werden kann, so ist darauf zu achten, dass die Fehler A und Д, der beiden Be- 

 stimmungen gleiche Zeichen haben, was durch eine entsprechende Verschiebung leicht be- 

 wirkt werden kann. Das Volumen der Scale ist alsdann nur mit der Differenz der Fehler 

 statt mit deren Summe behaftet, wie es der Fall sein würde, wenn A und Д, entgegenge- 

 setzte Zeichen hätten. 



24. 



Wie Fig. 5 a Taf. I. zeigt , wird zuerst das Instrument mit einer seiner Scheiden 

 (hier der kleinern) versehen, innerhalb der am Wagenbalken suspendirten bügelartigenVor- 

 richtung aufgehängt und die Tara mit allem Zubehör incl des Gegengewichtes q bestimmt, 

 das im Wasser befindlich ist und zur Spannung des feinen Silberfadens xy dient. Dann 

 wird das Instrument weggenommen und, wie Fig. 5 b zeigt, statt des Gegengewichts q an den 

 Silberdrath aufgehängt und dieses Gewicht , welches schwer genug sein muss, um den 

 Auftrieb des Instruments zu verhindern, auf den Hals der Birne geschoben. Hat man nun 

 auf die Schale st ein Gewicht W gelegt, welches dem berechneten Volumen des destillirtcn 

 Wassers entspricht, das durch den Taucher -+- der Scale -+- der kleinen Scheide v n , also 

 durch V-+- v -ь v n verdrängt wird, so wird, wie oben erwähnt, die Verschiebung theils der 

 Birne, theils der kleinen Scheide vorgenommen, bis der Zeiger der Waage entweder ganz 

 genau oder bis auf einen geringen Ausschlag einspielt, dessen Werth dann der Fehler ist, 

 mit dem das Instruments behaftet ist. — Bei Anwendung der grössern Scheide wird nun 

 ähnlich verfahren, nur dass sich hier auf Verschiebung der Scheide I beschränkt werden 

 und die Birne an ihrer Stelle verbleiben muss. Bei gehöriger Anordnung und einiger Uebung 

 erfordert die Regulirung des Instruments nicht mehr als etwa eine Stunde. 



Die Temperatur, bei welcher die Regulirung des Instruments geschieht, erfordert 

 eine besondere Berücksichtigung: 



Ist im Allgemeinen $ das berechnete Volumen des Körpers, © dessen Gewicht, a der 

 cubische Ausdehnungscoefficient der Substanz aus welcher derselbe besteht*), t die Tempe- 

 ratur der Luft, t x dieTemperatur einer Flüssigkeit vom sp. Gewicht a, in welcher derselbe 

 gewogen wird, t n die Normaltemperatur und ferner g das auf die Schale st (T. I, Fig. 5 b ) 

 zu legende markirte Gewicht, dessen sp. Gewicht = r, k t das Gewicht eines Cubikcentimeters 

 atmosphärischer Luft bei der Temperatur t und einem mittlem Barometerstande von 

 760" im , endlich T die Tara, welche auf die andere Schale der Waage gelegt wird, um das 

 Instrument in den Fig. 5 a und Fig. 5 b gezeichneten Stellungen mit allem Zubehör zu aequili- 

 briren, so hat man: 



0,000056. 

 0,000027. 

 0,000024. 



5 



*) Anmerkung. Für 1° С ist: für Messing a = 



» Platin а = 

 » Glas а = 



Mémoires de l'Acad. Irap. des sciences, Vllme Serie. 



