Ueber die Construction identischer Aräometer. 35 



beim Einhängen des Instruments alle adhäri rende Luftblasen sorgfältig entfernt werden 

 müssen, und dass darauf zu sehen ist, dass der Silberfaden immer um gleich viel eintauche. 

 Da das Niveau des Wassers sich durch Einbringung des Instruments (Fig. 5 b ) um etwas 

 heben muss, so ist der Bügel mn angebracht, der eine Verlängerung oder Verkürzung der 

 Aufhängung gestattet. 



Noch wollen wir hinzufügen, dass, wenn die Temperatur des Zimmers bedeutend von 

 der Normaltemperatur abweicht, es bequemer ist, die Wäguug im Wasser vorzunehmen, 

 dessen Temperatur von der Lufttemperatur nicht sehr verschieden ist. Wir erhalten dann 

 nach der obigen Bezeichnung und unter Vernachlässigung des mit h t behafteten Gliedes 



u t a(t - g 



A 



wo für er das sp. Gewicht des Wassers bei der Temperatur £, gesetzt werden muss, dessen 

 sp. Gewicht bei der Normalmaltemperatur 15°, 55 C. = 1 angenommen. 



25. 



Die Bestimmung der Volumina und Gewichte der verschiedenen Theile des Instru- 

 ments ist rein eine Sache der Praxis. Wenn hierbei geringe Abweichungen bei einein oder 

 dem andern Instrumente vorkommen, so hat dies auf dessen Richtigkeit keinen Einfluss, da 

 bei allen Exemplaren derselben Gattung die Gesammtvolumina und Gewichte gleich sein 

 müssen. Bei dieser Vertheilung sind aber, wie schon oben erwähnt, gewisse Bedingungen 

 der Stabilität und Solidität zu berücksichtigen, die sich am besten der Erfahrung entnehmen 

 lassen. Sind diese Bedingungen erfüllt und besitzt das Instrument die verlangte Empfind- 

 lichkeit, so bleibt noch ein Spielraum übrig, über welchen zu Gunsten anderer, weniger 

 berechtigten Anforderungen verfügt werden kann. 



Als Beispiel wollen wir eine solche Vertheilung für das Alcoholometer mit 7 Abthei- 

 lungen oder 6 Zusatzgewichten angeben, da dieses Instrument gewisse bereits erwähnte 

 Vorzüge besitzt, die sich besonders bei dessen Einführung im öffentlichen Verkehr geltend 

 machen würden. 



5* 



