38 



M, H. von Jacobi, 



haben. Bemerken will ich indessen, dass diese Beobachtungen gemacht worden waren, be- 

 vor das Instrument seine Politur erhalten hatte. Die spätere Behandlung mit dem Polir- 

 oder Blutsteinc hat unzweifelhaft der dünnen Goldschicht eine bedeutend grössere Dichtig- 

 keit ertheilt. 



27. 



Da die Eintheilung der Scale nur nach erfolgter Bestimmung des obern und untern Theil- 

 strichs geschehen kann, so ist der Verlust zu berücksichtigen, den das Volumen der Scale 

 durch die Gravirung erleidet. Dieser Verlust ist nicht ganz unerheblich und beträgt, wie 

 aus einigen Versuchen hervorgeht, beiläufig 8 — 12 Cubik-Millimeter. Bei den zuerst 

 construirten Instrumenten war dieser Umstand ausser Acht gelassen worden. Nachdem 

 das berechnete Volumen der Scale später um 10 Cubik-Millimeter vergrössert worden 

 war, erhielt mau nach der Gravirung genau dieselben übereinstimmenden Resultate, als vor 

 derselben. — • Wenn in der Folge die Alcoholometer fabrikmässig angefertigt werden, wird 

 es leicht sein, diese beiden Punkte: die Zunahme des Volumens durch die Vergoldung 

 einerseits und den Verlust durch die Gravirung anderersits, genau zu ermitteln und die 

 etwa nöthige Correction zu bestimmen, im Falle dieselbe nicht, wegen der Compensation 

 beider Fehler, ganz vernachlässigt werden dürfte; man würde durch eine solche Bestim- 

 mung den Vortheil erlangen, das Instrument vor dem Vergolden und Poliren reguliren und 

 graviren zu können. 



28. 



Aus der Umständlichkeit, mit welcher die Regulirung des Instruments hier erörtert 

 worden ist, darf nicht auf die Umständlichkeit dieser Operation selbst geschlossen werden. 

 Dieses Eingehen ins Detail geschah zu Gunsten der ausführenden Mechaniker, damit dieselben 

 nicht erst den praktisch besten Weg zu suchen brauchen, sondern ihn hier schon vorgezeichnet 

 finden. Wird dieser Weg genau befolgt, so erfordert die Regulirung der Alcoholometer 

 viel weniger Zeit und Arbeit, als das bisher befolgte irrationelle Verfahren. 



Bei der Vollkommenheit, bis zu welcher gegenwärtig die Werkzeugmaschinen ge- 

 bracht sind, ist es leicht, die einzelnen Theile des Instruments nach richtigen Schablonen 

 mit beinahe mathematischer Gleichförmigkeit in beliebigen Quantitäten anzufertigen. 

 Und da es kaum möglich ist, bei der Zusammensetzung dieser Theile auffallende 

 Fehler zu begehen , so kann sich die Nachhülfe bei der Regulirung auf ein Minimum 

 von Arbeit reduciren. Die Beschaffung einer soliden Waage , bei der eine über- 

 grosse Empfindlichkeit am Ende weniger geboten ist, als deren Unveränderlichkeit, 

 ist allerdings eine nothwendige Bedingung, die sich aber unschwer erreichen lässt. Bei 

 meinen anfänglichen Arbeiten waren manche Weitläufigkeiten dadurch entstanden, 

 dass die einzelnen Theile des Instruments, namentlinh die Hohlkugeln, aus freier Hand an- 

 gefertigt werden mussten und nicht mit der erforderlichen Genauigkeit hergestellt waren. 



