ÜEBER DIB CONSTRUCTION IDENTISCHER ARÄOMETER. 



39 



Dennoch wusste man sich zu helfen und eine vollkommene Uebereinstimmung zwischen den 

 berechneten Grössen und deren Ausführung herbeizuführen, wie die folgenden, meinen 

 Beobachtungsjournalen entnommenen Angaben darthun. 



Die Alcoholometer, die ich versuchsweise hatte anfertigen lassen, waren zu 5 Zu- 

 satzgewichten eingerichtet und auch sonst in ihren Verhältnissen von denen mit 6 Zu- 

 satzgewichten verschieden, die im Vorhergehenden besprochen sind. So war bei diesen In- 

 strumenten das berechnete Volumen des Tauchers V= 57 ccm ,7458 und v — 2,1600, das 

 Gewicht 0=48^,1713 und Ѳ 6 = 1,24360 = 98 % und Ѳ ь == 1,19876 = 89,9%. 



Obgleich die Regulirung dieser zuerst construirten Intrumente sehr mühsam war, in- 

 dem einzelne Theile fehlerhaft ausgeführt waren, so erhielt man doch nach der definitiven 

 Messung der gravirten und vergoldeten Instrumente die in folgendem zusammengestellten 

 Resultate, wobei ich bemerken will, dass die 3 ersten Apparate aus unvergoldeter Alu- 

 minium-Bronze und die 3 andern aus vergoldetem Messing angefertigt waren. 



№ 1. № 2. № 3. J\s 4. № 5. № 6. 



V= 57 ccw ,7458= 57,7443 -+- 15 = 57,7448 •+- 10 = 57,7477 — 19 = 57,7432 -+- 26 = 57,7432 -+- 26 = 57,7462 — 4. 



F-t- v = 59,9058 = 59,9089 — 81 = 59,9084 - 26 = 59,9063 — 5 = 59,9049 + 9 = 59,9079 — 21 = 59,9063 — 5. 



Berechnen wir aus diesen Daten die Normalflüssigkeisen â ( . und Ѳ ъ , indem wir die mit 

 dem grössten Fehler behafteten Volumina V— 57,7432 und V-t-v = 59,9089 zu Grunde 

 legen, so erhalten wir 



в ъ = 1,19876 = 89,9%= 1,19871 -+- 0,00005 = 89,89% und 

 â 6 = 1,24360 = 98%= 1,24366 — 0,00006 = 98,01%, 

 woraus man ersieht, dass der Einfluss dieser bei der Bestimmung des Instruments be- 

 gangenen Fehler völlig zu vernachlässigen ist. 



Obgleich schon bei diesen ersten Versuchen die Vortrefflichkeit dieser Regulirungs- 

 methode sich bewährt hatte, so wurden doch diese Instrumente vorläufig beseitigt, da ihr 

 Aeusseres nicht so vollendet war, wie ich es wünschte. 



Die später angefertigten 4 Alcoholometer, ebenfalls mit 5 Zusatzgewichten, Hessen 

 dagegen in der That nichts zu wünschen übrig. Sie waren schon aus den Händen unseres 

 geschickten Mechanikers Herrn Brauer im allgemeinen viel richtiger construirt und zusam- 

 mengesetzt, hervorgegangen als die frühern Instrumente, so dass schon nach einigen Ope- 

 rationen, die etwa 1 bis 1% Stunden Zeit nahmen, die hier unten angegebene Grenze der 

 Genauigkeit erreicht werden konnte. 



Ля 1. JYs 2. % 3. Ж 4. 



д v= — 0 cmm ,9; -0,2; —0,1; -+-0 C " ,W ,2. 

 A(V+v)=— 0,6 —0,6 —0,6 —0,6. 



Ich gebe hier noch die Differenzen an, welche in den Dimensionen der einzelnen Theile 

 durch die Regulirung der Instrumente entstanden waren, und welche später bei der fabrik- 

 mässigen Herstellung der Alcoholometer beinahe ganz wegfallen müssen. 



