Ueber die Construction identischer Aräometer. 



41 



in welcher Gleichung wir für Д Ѳ х und g x _^ x die obigen Werthe von O 0 und g x u. s. w. 

 zu substituiren hätten. Da die berechneten Werthe von Д p sich auf sp. Volumina beziehen, 

 so haben wir es, der besseren Uebersicht wegen, vorgezogen diese Werthe in sp. Gewichte 

 zu übersetzen, wonach wir erhalten: 



Für Alcohole vou О % — 26% - 47% - 60% - 72% - 82% — 91%. 



Erlaubte Fehler bei deren Bestim- 

 mung -4-1/0/ . -Ы/0/ . -4-1/ 0/ . -4-1/ 0/ • -4-1/ 0/ . -4-1/ 0/ 

 mUEg — /в/О' — /8/0; — /10/0' — /Ю'О» — /іо/Oî — /10/0- 



Gestattete Abweichung vom sp. Nor- 

 mal-Gewicht 8,42 4=0,09; + 0,08; +0,13; =рОД8; =pO,33; =p0,59. 



Wir ersehen aus dieser Zusammenstellung, dass für die höhern, am meisten vorkom- 

 menden Alcohole, das sp. Gewicht der Zusatzgewichte zwischen 8,75 und 8,09, ja sogar 

 zwischen 9,01 und 7,83 variiren dürften, ohne den gesetzlichen Fehler von V 10 °/ 0 zu über- 

 schreiten. Für die niedern Alcohole sind allerdings die Grenzen enger gezogen, indessen 

 wird es auch hier keine erheblichen Schwierigkeiten haben, sich Metalle zu verschaffen, 

 deren sp. Gewicht diese Grenzen nicht überschreitet (s. § 8). Ein einfacher, leicht auszu- 

 denkender Apparat wird übrigens dem ausübenden Mechaniker die Prüfung der anzuwen- 

 denden Metalle, in Bezug auf ihr sp. Gewicht, erleichtern, wenn ausserdem die Vorsicht 

 gebraucht wird, das Material immer derselben bewährten Fabrik zu entnehmen. Immerhin 

 ergiebt sich aus dem eben Gesagten die Nichtigkeit aller Einwände gegen die von mir vor- 

 geschlagene rationelle Methode, um zu vollkommen identischen Alcoholometern zu gelangen. 



30. 



Die nach dieser Methode angefertigten Scalen- und Gewichts-Alcoholometer werden 

 zugleich die Geschäfte des bezüglichen Controlbureaus bedeutend vereinfachen. Alle Prü- 

 fungen können in destillirtem Wasser vorgenommen werden. Bei Anwendung des Gewichts 

 von 1 l ffr ,539 wird das Instrument bis zum Nullpunkte und bei Anwendung eines ausser- 

 dem noch in diesem Bureau vorhandenen Gewichts von 13 9r ,707 oder eines Supplementär- 

 Gewichts von 2 9Г ,1 68 bis zum Endpunkte der Scale einsinken, womit die Richtigkeit des 

 Instruments selbst constatirt ist. 



Die Prüfung der absoluten Gewichte der Zusatzgewichte rangirt in die Kategorie der 

 gewöhnlichen Wägungen. 



Auch auf ihr sp. Gewicht wird man die Zusatzgewichte zu prüfen haben, zu welchem 

 Zwecke, wie schon oben erwähnt, ein leicht auszudenkender Apparat construirt werden 

 kann. Ein grosser Vorzug besteht darin, dass man die Prüfungen der Gewichte für sich, 

 ganz unabhängig vom Instrumente, vornehmen und die Anfertigung derselben einem be- 

 sondern Fabrikationszweige anvertrauen kann, welcher alle erforderlichen Garantien darzu- 

 bieten im Stande ist. Indessen kann man auch eine Vérification der Zusatzgewichte durch 

 eine schickliche Combination derselben erhalten. So würde das Instrument belastet: 



Mémoires de l'Acad. Imp. dos sciences, Vllme Série. g 



I 



