44 



M. H. von Jacobi, 



tauchung der Scale zu berechnen. Der lineare Unterschied dieser berechneten Eintauchung 

 mit der wirklich beobachteten, den wir durch X bezeichnen wollen, kann nur dem Gewichte 

 Ж des Meniscus zugeschrieben werden, das sich durch die Formel M= X qa berechnet, 

 wo g das sp. Gewicht der Flüssigkeit ist, und die Länge X sowohl, als der Querschnitt der 

 Scale q in Millimetern ausgedrückt ist. Dieses Gewicht, abgesehen von seiner Verwer- 

 thung als Material zur mathematischen Begründung der Gesetze der Capillar-Erscheinungen, 

 ist besonders von Bedeutung für die Correction der durch die Capillarität beeinflussten 

 aräometrischen und alcoholometrischen Angaben und deren Réduction auf ihren wirk- 

 lichen Werth. 



33. 



Obgleich meine ersten Versuche gewissermassen nur als Recognoscirung gelten sollten, 

 um den Einfluss kennen zu lernen, welchen die Reinheit der Scale auf das Phänomen aus- 

 übt, so hielt ich es doch als erstes Erforderniss für unabweislich, den wircklichen Stand 

 des Instruments mit möglichster Genauigkeit zu messen. Da von der allgemein üblichen, 

 nur zu Abschätzungen zulässigen Methode der Ablesung der Aräometer- oder Alcoholo- 

 meter-Scalen , durch Visiren mit blossem Auge längs der Flüssigkeitsfläche und einer 

 visuellen Verlängerung derselben bis zur Alcoholometerscale, nicht die Rede sein konnte, 

 so bediente ich mich zu den Ablesungen eines kleinen von Herrn Brauer vortrefflich gear- 

 beiteten und auf der Tafel II, Fig. 1 und 2, in V 3 der natürlichen Grösse abgebildeten 

 Cathetometers, dessen in halbe Millimeter eingeteilte Scale die Ablesung bis auf У т Milli- 

 meter gestattet. Das Instrument bedarf keiner weitern Beschreibung. Das Fernrohr mit 

 seiner Libelle, die Schraube mit ihrer Kurbel zur verticalen Bewegung des Fernrohrs er- 

 kennen sich von selbst; ab ist die Säule, die unten eine Messingscheibe ЪЬ hat, an welcher 

 die Stahlscheibe cc mit dem Zapfen befestigt ist, der in dem Fusse cd läuft; ef ist eine 

 Büchse aus hartem Holze, welche als Handhabe zur Azimuthalbewegung dient. Dieses 

 Instrument befand sich nebst einem grösseren, in dessen Besitz sich das physikalische 

 Cabinet der Académie ebenfalls befindet, und das ich später anwandte, auf der Pariser 

 Ausstellung vom Jahre 1867 und hat nicht wenig dazu beigetragen, dem oben genannten 

 ausgezeichneten Künstler einen ersten Preis zu verschaffen. Die viel gerühmten Catheto- 

 meter von Perreaux, von denen ich früher ebenfalls ein Exemplar zu meiner Disposition 

 hatte, halten, was Solidität und Sicherheit der Beobachtung betrifft, keinen Vergleich mit 

 den Brauer'schen Cathetometern aus. 



Die Fig. 3 stellt die, einer von Gay-Lussac angewandten, ähnliche Vorrichtung dar, 

 um das Niveau der im Glasgefässe AB befindlichen Flüssigkeit zu bestimmen, in welcher 

 das Instrument schwimmt. Auf der soliden Säule CD befindet sich das viereckige Stück gh, 

 auf welchem die Hülse Ш durch eine starke Druckschraube befestigt ist. An dieser Hülse 

 befindet sich ein Ring, in welchem der Hals der Mikrometerschraube по läuft, deren Mutter 

 an einer zweiten Hülse Im befestigt ist, die den Arm pq trägt, an welchem der, 



