Ueber die Construction identischer Aräometer. 



45 



in einer feinen Spitze s endigende Stift rs angeschraubt ist. Auf der Hülse a, der man 

 ebenfalls eine geringe Mikrometerbewegung geben kann, ist ein feiner Strich gezogen, der 

 als Visirmarke dient, und dessen Entfernung von der äussersten Spitze s genau ermittelt 

 ist. Das Stück gh hat ein Charnier ß, um die ganze Vorrichtung ohne Verstellung der 

 Marke aus dem Glase entfernen zu können. Wiederholte Versuche haben gezeigt, dass man 

 bei einiger Uebung und bei gehöriger Feinheit der Mikrometerschraube, aber mit Hülfe 

 einer scharfen Loupe, das Niveau der Flüssigkeit bis auf 0" im ,01 genau bestimmen kann; 

 für gewöhnlich aber geschah die Einstellung der Spitze durch den Gehülfen nur mit blossem 

 Auge und gewährte nur eine Sicherheit von 0" n ",02 bis 0""",03. 



34. 



Das zu den folgenden Versuchen angewandte und mit dem dazu gehörigen Gewichte 

 belastete Alcoholometer war unvergoldet und von Messing. Das Volumen des Tauchers 

 war nach der oben berechneten Methode zu 61279,2 Cubikmillimeter bestimmt worden, 

 war also um 1,7 Cubikmillimeter kleiner als das berechnete Normalvolumen — 61281 Cu- 

 bikmillimeter. Da nun die Scale eine Breite von 6 mw und eine Dicke von B mm ,76, also 

 einen Querschnitt von 22,5 Quadratmillimetern hatte, so liegt der eigentliche Nullpunkt 

 17 / 22 5 = 0""", 08 höher als der bezeichnete, welche Correction bei der Berechnung der Beob- 

 achtungen berücksichtigt worden ist. 



Das Fernrohr des Cathetometers wurde immer auf den Theilstrich 20 der Scale ge- 

 richtet, dessen Abstand vom bezeichneten Nullpunkte nach mehreren mit demselben Catheto- 

 meter gemachten Messungen 25 wm ,18 betrug oder «=25,10, wenn wir mit a den Ab- 

 stand des Theilstrichs 20 vom wahren Nullpunkte bezeichnen. Der Abstand der Marke 

 von der Spitze war h = 25 rnm ,13. Ist nun x die Ablesung der Cathetometerscale für den 

 Theilstrich 20, y die Ablesung der Marke und s die Tiefe der Eintauchung des Nullpunktes 

 unter dem Niveau der Flüssigkeit, so hat man z = y — г + й — Ъ = у — x -+- 1 1 ,03. 



Die Versuche wurden in destillirtem Wasser vorgenommen, das beständig auf der 

 Normaltemperatur 15°,55 C. erhalten wurde. Das Gefäss AB, Fig. 3, Taf. II, befand sich 

 in einem, in der Zeichnung nicht angegebenen, mit Blei ausgefüttertem hölzernen, mit 

 Wasser angefülltem Bottiche, der zugleich einen Kührer enthielt. Zur Bestimmung der 

 Temperatur dient ein in ! / 10 Grade C. eingeteiltes Normalthermometer. 



