Ueber die Construction identischer Aräometer. 



49 



Was die Hypothese einer Verdichtung der Flüssigkeiten innerhalb des Meniscus be- 

 trifft, so sprechen meine Versuche nicht eben dagegen. Es lag nicht in meinem Plan, die 

 Höhe des Meniscus und seine Form zu bestimmen, um zu sehen, in wie fern dessen be- 

 rechnetes Gewicht mit seinem beobachteten übereinstimmt; aber schon nach einer unge- 

 fähren Schätzung scheint eine solche Uebereinstimmung, ohne Annahme eines Verdichtungs- 

 coëffirienten, nicht erwartet werden zu können. 



Beim 6. Versuche war zwischen der Wandwirkung der Scale und der entgegenge- 

 setzten der Fettschicht ein (momentanes) Gleichgewicht eingetreten Die Dicke dieser Fett- 

 schicht gerade bei dem Gleichgewichtszustande zu bestimmen, müsste von grossem Interesse 

 sein; aber leider ist hierzu nicht die mindeste Aussicht vorhanden. Diese Schicht entzieht 

 sich in der That jeder Wahrnehmung, sowohl durch das unbewaffnete, als das bewaffnete 

 Auge, und ihre Existenz manifestirt sich eigentlich nur durch die Unbenetzbarkeit der be- 

 treffenden Stelle. Sicherlich ist aber diese Schicht nicht dicker, als die Hülle der dünnen 

 Seifenblasen des Herrn Plateau, oder als die keilförmigen Ueberzüge des Herrn Quincke, 

 welche beide beiläufig übereinstimmend die Grenze der von der festen Wand ausgehenden 

 Molecularwirkung auf O mm , 00005 festgesetzt haben. 



35. 



Eine zweite Versuchsreihe wurde mit einem unvergoldeten Alcoholometer von Alu- 

 miniumbronze angestellt, dessen runde Scale von 5 mw ,5 Durchmesser, 102 mm lang und in 

 80 Theile getheilt war. Aus der Messung hatte sich das Volumen des Tauchers zu 

 61268,8 Cubikmillimeter ergeben, also um 3,8 Cubikmillimeter grösser, als das berech- 

 nete Normal volumen == 612650. Der wirkliche Nullpunkt liegt also, da die Scale 

 23,758 Cubikmillimeter Querschnitte hat , um O mm , 1 6 unter dem bezeichneten, welche Cor- 

 rection inKechnung gebracht ist. Es wurde bei diesem Instrumente ebenfalls der 20.Theil- 

 strich beobachtet, der nach der Messung, von dem bezeichneten Nullpunkte um 25 mm ,73, 

 also vom wirklichen um 25 mm ,89 abstand. Wir haben also mit Beibehaltung der im vorigen 

 Paragraphen angegebenen Bezeichnungen für den Abstand des wirklichen Nullpunktes vom 

 Niveau der Flüssigkeit 



z — y — x -н— 10,24. 



Es wird geuügen, bei den folgenden Versuchen nur die Endresultate anzugeben. Die 

 Temperatur des destillirten Wassers war ebenfalls wie früher 15°, 5 5 C. 



1. Versuch: Das Instrument mit starker Lauge behandelt, dann in Wasser abgespült, 

 in concentrirte Schwefelsäure getaucht, und endlich in vielem destillir- 

 tem Wasser abgespült. Das Instrument schien vollkommen benetzt. 



г == 3 WOT ,73. 3,81. 



im Mittel 

 z = 3 mm ,77. 



Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences-, Vllme Serie. 7 



