/ 



54 M. H. von Jacobi, 



haupt eine etwas unbequeme Einrichtung hatte und eine neue Aufstellung erforderte, be- 

 stimmt werden konnte. Um die Zeit nicht zu verlieren, begnügte ich mich, das Fernrohr 

 des Cathetometers direct auf die scharf begrenzte Linie zu richten, in welcher das unter- 

 halb des Meniscus befindliche Niveau der Flüssigkeit, die sich in einem weiten Glascylin- 

 der mit dünnen Wänden befand, die Mantelfläche des letzteren schneidet. Diese Beobach- 

 tungsmethode steht der mit der mikrometrisch einzustellenden Spitze an Genauigkeit be- 

 deutend nach und kann wohl kaum bis zu 0 mm ,l verbürgt werden. 



Eine andere von mir früher angewandte Methode mag hier noch erwähnt werden, 

 weil sie unter Umständen nützlich sein kann. Aus schon vorhandenen Stücken wurde ein 

 Apparat zusammengesetzt, der zum Zweck hatte, das Niveau der Flüssigkeit constant zu 

 erhalten, so dass bei jederVersuchsreihe nur ein bestimmter Theilstrich der Scale mit dem 

 Cathetometer beobachtet zu werden brauchte, und nur hin und wieder eine Controlle des 

 Niveaus nöthig war. Ein unten zugespitzter, mit einer Marke versehener Draht wurde un- 

 beweglich über dem Niveau der Flüssigkeit befestigt, und eine oben und unten offene, etwa 

 5 Centimeter weite Glasröhre innerhalb desGlasgefässes, das die Flüssigkeit enthielt, senk- 

 recht aufgestellt. Nun wurde ein eben vorhandenes, unten zugeschmolzenes Glasrohr von 

 l cm ,5 äussern Durchmesser, das an einer gezahnten Stange befestigt war, innerhalb der 

 5 cm weiten Glasröhre, allmählig in die Flüssigkeit gesenkt, bis das auf diese Weise gehobene 

 Niveau der im Gefässe befindlichen Flüssigkeit die Spitze des Drahtes berührte. Es ist be- 

 greiflich, dass die Glasröhre, welche das Senkrohr umgab, nur dazu diente, eine Beun- 

 ruhigung der Flüssigkeit zu verhüten. Der Apparat wurde übrigens bald aufgegeben, nicht 

 nur weil er bei den gegebenen Dimensionen — das Glasgefäss war 16 cm weit, hatte also 

 einen mehr als 100 Mal grossem Querschnitt als das Glasrohr — zu langweilig zu hand- 

 haben war, sondern hauptsächlich, weil er nicht solide genug aufgestellt werden konnte 

 und das genaue Beobachten des Moments der Berührung zwischen Spitze und Niveau mit 

 der gleichzeitigen Bewegung der Zahnstange unbequem war. 



38. 



Wir geben hier das Resultat der Versuche ohne weitere Details und bemerken nur 

 noch, dass das Instrument jedesmal mit den dazu gehörigen Zusatzgewichten belastet war, 

 und dass vor jedem Versuche die Scale auf die bisherige Weise, zuerst durch Eintauchen 

 in concentr. Schwefelsäure, dann in Kalilauge und endlich durch Abspülen mit reichlichem 

 destillirten Wasser, gereinigt und benetzbar gemacht worden war. 



1. Versuch: Im Wasser von 15°, 55 C. gereinigte Scale. 



g = 3™ m ,86. 4,00. 3,32. 3 ,50. 3,48 . 



im Mittel 



z = 3 WW \63. H= 8,71. 



