Uebek die Construction identischer Aräometer. 



63 



Wenn es übrigens gelungen war, durch Anwendung zweckmässiger Substanzen, die 

 Scalen so zu präpariren, dass für destillirtes Wasser der Meniscus auf Null reducirt wer- 

 den kann, so dass der schwimmende Körper genau die Lage annimmt, welche den Gesetzen 

 des hydrostatischen Gleichgewichts entspricht, so wird bei der Beschränktheit in der Aus- 

 wahl dieser Substanzen und ihrer grössern oder geringem Auflösbarkeit in Weingeist, der 

 in dieser Flüssigkeit an der Oberfläche der Scale sich bildende Meniscus wohl noch eine 

 Verminderung erfahren, aber schwerlich bis zum völligen Verschwinden gebracht werden 

 können. 



42. 



Die vorhergehenden, vor etwa 5 Jahren angestellten und § 38 beschriebenen Versuche 

 zur Bestimmung des Meniscus, der sich an einer Alcoholometer-Scale von etwa 24 Cubik- 

 millimetern Querschnitt und 20 Millimetern Umfang bildet, wenn das dazu gehörige In- 

 strument in Weingeist von verschiedener Stärke schwimmt, hatten, wie schon am Schlüsse 

 des erwähnten Paragraphen hervorgehoben worden , so bedeutende Anomalien gezeigt, 

 dass zur Anwendung einer anderen Beobachtungsmethode geschritten werden musste, 

 die in der That bessere Resultate lieferte. Indessen veranlasste mich gerade die Abfassung 

 des gegenwärtigen Berichts, diese Versuche nicht zu wiederholen, was nicht thunlich war, 

 da die damals gebrauchten Instrumente eine andere Verwendung gefunden hatten, aber 

 ähnliche Versuche mit 2 anderen Instrumenten anzustellen, deren Volumina genau ausge- 

 mittelt und bis auf wenige Cubikmillimeter mit der Berechnung übereinstimmend befunden 

 worden waren. Diese Versuche sind unter nicht ganz günstigen Bedingungen, und zwar in 

 den heissen Tagen des vergangenen Julimonats angestellt worden, wo die Temperatur der 

 Luft im Zimmer mitunter bis auf 26° bis 27° C. und die der Flüssigkeit bis auf 25° C. 

 und mehr gestiegen war; auch konnte nicht viel Zeit auf diese Versuche verwendet werden, 

 und man musste zufrieden sein, in jeder Flüssigkeit nur einen Versuch angestellt zu haben. 



Ganz wie zuvor wurde das sp. Gewicht der willkührlich zusammengesetzten Flüs- 

 sigkeiten, durch den erwähnten Glaskörper, aber unmittelbar vor der Beobachtung der 

 Scale gemessen und das Niveau derselben durch die bekannte Micrometervorrichtung be- 

 stimmt. Auf die feste Aufstellung und Verificirung des zur Beobachtung angewandten Ca- 

 thetometers war die grösste Sorgfalt verwendet worden; dasselbe war nicht das früher ge- 

 brauchte kleinere, auf Taf. II abgebildete, sondern ein grosses, höchst solide von Brauer con- 

 struites, dem physikalischen Cabinet der Académie gehöriges Instrument, dessen Beschrei- 

 bung ich mir vorbehalte. Von den beiden mit A und В bezeichneten Instrumenten wurde 

 die Scale von A immer rein und vollkommen benetzbar erhalten, auf Б aber die durch 

 destillirtes Wasser unbenetzbare Schicht, wie früher geschehen, hergestellt. Dass bei den 

 hohen Temperaturen die Correctionen für die Ausdehnung des Glaskörpers sowohl, als auch 

 für die des Metallalcoholometers in Rechnung gezogen sind, mag als selbstverständlich er- 

 wähnt werden. Aus dem sp. Gewicht der Flüssigkeit, dem Volumen des Tauchers, dem Ge- 



