Ueber die Construction identischer Aräometer. 67 



Zusatzgewichte, von denen mit Mühe 5 zugelassen wurden, deren Zahl aber durchaus 

 auf 3 oder 4 beschränkt werden sollte. Aus der obligatorischen Gliederung aller Theile 

 dieser Instrumente, sowie aus den gegebenen Bedingungen der Empfindlichkeit u. s. w. 

 gingen zwar bis zur Evidenz die Vortheile hervor, welche eine grössere Anzahl von Zusatz- 

 gewichten in jeder Beziehung gewähren, diese Vortheile aber wurden nicht in Anschlag ge- 

 bracht der administrativen Ueberzeugung gegenüber, dass Seitens des industriellen Publi- 

 cum s, besonders aber Seitens der betreffenden Beamten, der Gebrauch eines etwas com- 

 plicirtern Instruments unüberwindliche Schwierigkeiten finden würde. 



Es ist nicht die absolute Grösse des Meniscus, sondern die beständige Veränderlich- 

 keit in den Capillaritätserscheinungen, welche die Benutzung dieser Art Alcoholometer oder 

 Aräometer zu feinern Messungen beinahe unmöglich macht. Diese Veränderlichkeit wird 

 allerdings bei der gewöhnlichen Art und Weise wie Alcoholometer beobachtet werden und 

 die nur eine Genauigkeit der Ablesung bis auf höchstens 0 mm ,5 zulässt, nicht merklich, sie 

 muss sich aber nicht minder fühlbar machen, wenn bei Regulirung des Instruments die schon 

 oben besprochene empirische Methode angewandt wird, nach welcher die Gewichte in den 

 Normalflüssigkeiten selbst abgeglichen werden. Die nach dieser Methode angefertigten In- 

 strumente entbehren übrigens des für die Controlle sehr schätzenswerthen Vorzugs, den 

 unsere Instrumente besitzen, dass alle Exemplare dasselbe Volumen und dasselbe Gewicht 

 haben, und dass bei ihnen alle Gewichtssätze unter sich gleich sind. 



43. 



Die Frage, ob die grössere oder geringere Benetzbarkeit des eingetauchten Theils 

 der Alcoholometer oder Aräometer, einen Einfluss auf ihre Angaben ausübe, kommt eigent- 

 lich auf die Frage hinaus, ob das sp. Gewicht der Metalle von diesen Umständen abhängig 

 sei? Da voraussichtlich ein Aufschluss hierüber nur durch Untersuchung solcher Körper 

 zu erwarten war, die eine ansehnliche Oberfläche darbieten, so Hess ich eine Anzahl Platten 

 anfertigen, von denen jede 20 cm lang, 8 cm breit und etwal ww ,5 dick war, die also eine 

 Oberfläche von 320 Quadratcentimeter darboten. In der nachfolgenden Zusammenstellung 

 der Versuche, welche bereits vor 6 Jahren theils von mir selbst, zum grossen Theil aber 

 von meinem Gehülfen, Herrn Noack, angestellt worden waren, ist die Natur dieser Plat- 

 ten angegeben und durch p das sp. Gewicht der auf die früher angeführte Weise vollkom- 

 men benetzbar gemachten, durch ç>' der mit der Hand und einem trockenen Handtuche ab- 

 gewischten und endlich durch p" das sp. Gewicht der mit dem oben erwähnten präparirten 

 Leder abgeriebenen und möglichst unbenetzbar gemachten Platten bezeichnet. 



