Längendifferenz zwischen Stockholm und Helsingfors. 3 



Verticale des Polarsterns vielfach angewandt. Hierdurch ist man im Stande, die kurzen 

 Pausenzwischen den Zeitsternen zu benutzen, um das Niveau abzulesen und einige Ein- 

 stellungen auf den Polarstern zu machen. Damit aber die Beobachtungen mit Bequemlich- 

 keit ausführbar sind, bedarf das Instrument einiger besonderer Einrichtungen, die man am 

 Besten beurtheilen wird, wenn wir eine kurze Beschreibung der von uns bei dieser Längen- 

 bestimmung angewandten Instrumente geben. 



Es sind diess zwei, der Pulkowaer Sternwarte gehörige, transportable Durchgangsin- 

 strumente, nach Herrn Döllens Angaben von Herrn Brauer verfertigt und im Laufe der 

 letzten Jahre schon mehrfach zu ähnlichen Bestimmungen angewandt Die Instru- 

 mente haben gebrochene Fernröhre, die Objective sind von 2.6 engl. Zoll Oefmung 

 mit einer Focallänge von 31.0 Zoll; die gegenseitige Entfernung der Zapfenlager misst 

 19.2 Zoll und die angewandten Vergrösserungen betragen 90 — 100 Mal. Das Stativ von 

 Gusseisen ruht mit seinen Fussschrauben auf drei Platten, von denen die eine mit einer Rinne 

 versehen ist, in der eine kleinere Fussplatte, durch zwei an den Enden der Rinne angebrachte 

 Schrauben, hin und her verschoben werden kann, wenn das Instrument im Azimuth ver- 

 stellt werden soll. Am Rande der Rinne befindet sich eine Scala, deren einzelne Theile 

 einer Aenderung des Azimuths um 10 Minuten entsprechen. Auf einer andern Fussplatte, 

 die in der Mitte mit einem polirten Stahlstück versehen ist, kann sich die entsprechende, 

 am untern Ende schwach abgerundete Fussschraube nach allen Richtungen frei bewegen, 

 während die dritte Fussschraube eine unveränderliche Stellung im Centro der für diesen 

 Zweck mit einer entsprechenden Vertiefung versehenen dritten Fussplatte behält. Das Ni- 

 veau hängt an der Axe und bleibt immer, auch während der Umlegung, daran. Die Arme 

 des Niveau's sind jedoch so eingerichtet, dass sie die Zapfen in derselben Verticalebene wie 

 die Lager berühren. Um bei der Beobachtung des Polarsterns nicht gezwungen zu sein zu 

 warten, bis derselbe auf einen der festen Fäden kommt, ist das Ocular mit einem, durch 

 eine Mikrometerschraube beweglichen Doppelfaden versehen, der, auf den Stern eingestellt, 

 durch die Ablesung der Trommel die Entfernung desselben vom Mittelfaden angiebt. Man 

 kann auf diese Weise in zwei oder drei Minuten mehrere Bestimmungen des Azimuths er- 

 halten und, da man wol gewöhnlich zwischen den Zeitsternen wenigstens so grosse Pausen 

 hat, so kann man durch einige, für jeden Zeitstern wiederholte, Einstellungen des Polar- 

 sterns sich eine so. scharfe Bestimmung des Azimuths verschaffen, als man es nur nöthig hat. 

 Hat während der Dauer der Zeitbestimmung eine Verstellung des Instruments stattgefunden, 

 so lernt man nicht nur den Betrag derselben kennen, sondern auch die Zeit, zu der sie statt- 

 fand. Zur Umlegung der Axe dienen zwei Stützen, die, durch eine Schraube in der Mitte 

 des Stativ's in die Höhe getrieben, die Axe heben, bis die Zapfen aus den Lagern frei sind. 

 Bei der Umlegung bewegt sich das Ganze auf drei Rädern, und kann man die ganze Opera- 

 tion bequem und leicht in wenigen Secunden ausführen. 



Diese Methode, die Beobachtungen anzustellen, gewährt also an Sicherheit das, was man 

 von den Beobachtungen im Meridiane verlangt, an Schnelligkeit und Bequemlichkeit, was 



