Längendiffeeenz zwisghen Stockhotm und Helsingfoes. 



5 



z = fcp — 8) -+- cos ф sin — 8) sec 8 . 4 2 (5) 



Wenn nun für eine bestimmte Polhöhe die Berechnung des Coefficienten von A 2 für 

 jeden Stern ein für alle Mal gemacht ist, so wird diejenige des e für jedes A in wenigen 

 Augenblicken geschehen können. Mehr Arbeit erfordert die Berechnung von A, wollte man 

 für jede Beobachtung des Polarsterns die Gleichungen (3) auflösen. Wenn man aber, nach 

 dem Vorschlage von Herrn Döllen, sich für seine Polhöhe und für eine bestimmte Declina- 

 tion des Polarsterns eine Ephemeride der Werthe von A 0 , tg h und sec h berechnet, von Mi- 

 nute zu Minute des Stundenwinkels als Argument fortschreitend, mit Hinzufügung des Fac- 

 tors für den Einfiuss einer Aenderung der vorausgesetzten Declination , so ist auch die Be- 

 rechnung von A in jedem Falle äusserst leicht bewerkstelligt. 



Man sieht hieraus, dass auch die Réduction der Beobachtungen im Verticale des Po- 

 larsterns keinen grossen Schwierigkeiten unterworfen ist. 



Hat man also Instrumente mit den oben beschriebenen Einrichtungen und bedenkt 

 man ferner, dass die besprochene Methode es immer gestattet, wenn nur der Zustand des 

 Himmels es erlaubt, eine vollständige Zeitbestimmung zu erhalten, ohne auf die Culmination 

 eines Polarsterns warten zu müssen, so scheint uns die Methode der Zeitbestimmung im 

 Verticale des Polarsterns ebensowol die sicherste als auch die leichteste zu sein. 



Ausser den beschriebenen Passageninstrumenten führte Jeder von uns auch einen trans- 

 portablen Krilleschen Registrir- und Morseschen Sprechapparat von respective gleicher Con- 

 struction mit sich. In Stockholm befand sich noch ein anderer Schreibapparat, der uns zum 

 Sprechen diente, während der mitgebrachte blos zur Uebertragung der Signale auf den Re- 

 gistrirapparat benutzt wurde. Es wäre wünschenswerth gewesen, dass wir auch inHelsing- 

 fors diese Einrichtung getroffen hätten, um den für die Signale angewandten Apparat mög- 

 lichst unverändert von einem Tage zum andern zu erhalten, während wir jetzt diese Sicher- 

 heit nicht hatten, da wir oft, um die telegraphische Leitung unbehindert benutzen zu können 

 (das Kabel stand erst von 12 ''Petersburger Zeit an ganz zu unserer Disposition), mit Zwischen- 

 stationen zu sprechen und, in Folge dessen, den Apparat auch verschieden zu reguliren hatten. 



Es mögen jetzt einige die Passageninstrumente betreffende Zahlenangaben folgen , die 

 wir bei der Réduction der Beobachtungen zu benutzen hatten. 



Die Mikrometerschraube für den Doppelfaden ist mit einer in 100 Theile getheilten 

 Trommel versehen. Bei dem Instrumente Nr. 2, welches Fuss benutzte, entspricht eine Um- 

 drehung der Schraube einem Winkelwerthe von 85"320, welcher Werth für die ganze Länge 

 Tier Schraube gilt. An der Schraube des von Nyrén benutzten Instrumentes Nr. 3, sind 

 freilich an einigen Stellen Ungleichheiten merkbar, die jedoch nicht grösser sind, als dass 

 ein constanter Werth, 85*528, für eine Umdrehung zwischen den Gängen 1,0 und 17,0 hat 

 benutzt werden können; aber von 17,0 bis 19,7, wo einige Umgänge an ein Paar Aben- 

 den in Anspruch genommen wurden, ist der Werth 84"958 angewandt worden. Bei einer 

 Veränderung der Entfernung des Fadennetzes vom Objective müssen diese Werthe natürlich 



