6 



V. Fuss und M. Nyrén, 



einer entsprechenden Aenderung unterworfen sein. Der Werth eines halben Niveautheiles 

 ist bei Nr. 2, 0"88; bei Nr. 3, 1?30. An dem Instrumente Nr. 2 ist der Ocularzapfen um 

 0"83 dünner als der andere, was linear 0,0008 Linien ausmacht; bei Nr. 3 ist der Ocular- 

 zapfen gleichfalls der dünnere und zwar ist der Unterschied 0"59, linear 0,0006 Linien. 

 Eine Untersuchung der Form der Zapfen bei beiden Instrumenten ergab, dass die Ab- 

 weichungen von der Kreisform so gering sind , dass dieselben haben unberücksichtigt blei- 

 ben können. Da wir das Niveau zusammen mit der Axe umlegten, so erhielten wir direct 

 die Neigung der Lagerlinie ; um daraus die Neigung der Linie welche die Centra der Zapfen 

 verbindet zu finden, muss also hinzugefügt werden bei 



Instr. Kr. 0. Kr. w. 



Nr. 2 -ьО^Э — 0?59 о]б7 



Nr. 3 -+-0,42 —0,42 0,32 



wo die letzte Columne die Werthe der Correctionen in Halbtheilen der benutzten Niveau's 

 ausgedrückt giebt. 



Um den gesuchten Längenunterschied von der persönlichen Gleichung und deren, 

 möglicher Weise, der Zeit proportionalen Aenderung zu befreien, haben wir die Beobach- 

 tungsstationen zwei Mal gewechselt. Unsere Beobachtungstage und Stationen waren folgende : 



Stockh. Hels. 



Nyrén Fuss: Juni 18, 19, 21. 



Fuss Nyrén: Juni 26, 29, 30, Juli 2, 6. 



Nyrén Fuss: Juli 9, 10, 11. 



Mit den Beobachtern wechselten auch sämmtliche Instrumente die Stationen. 



In Helsingfors wurde der Registrirapparat mit der Tiedeschen Normaluhr, die mit 

 einem Krilleschen Unterbrecher versehen ist, durch Vermittelung eines Relais, in Verbin- 

 dung gebracht. Der Polarstern dagegen ist nach einem mit dieser Uhr galvanisch verbun- 

 denen Zifferblatte nach Gehör beobachtet worden. In Stockholm wurde eine , in einem Räume 

 neben dem Beobachtungszimmer aufgestellte, Uhr von Molyneux zum Registriren benutzt. 

 Die Einrichtung dafür ist in der Weise getroffen, dass der Strom in jeder Secunde, während 

 etwa eines Zehntels derselben , circulirt , so lange nämlich als die Spitze eines an der Pen- 

 delstange befestigten Stiftes , bei dem Durchgange des Pendels durch die Verticallage , eine 

 aus einem Glasrohre hervorragende Quecksilberkuppe durchschneidet. Der Polarstern wurde* 

 nach einer, neben dem Instrumente aufgestellten, Uhr von Kessels beobachtet. Die Correc- 

 tionen dieser letzteren wurden durch Vergleichung mit Molyneux erhalten , wobei der Un- 

 terschied zwischen dem Secundenschlage der Uhr und dem entsprechenden Zeichen auf 

 dem Registrirapparate zu 0*3 angenommen wurde, und zwar so, dass der Registrir- 

 apparat der Uhr um so viel vorausging. Da die Uhr von Molyneux einen sehr unregel- 



