8 



V. Fuss und M. Nyrén, 







Zeitst. 



Polaris 



Stockholm , 



Juli 9 



0*516 



0*505 



» 



» 10 



0,515 



0,512 



» 



ъ 11 



0,515 



0,ol 1 



Instr. Nr. 2, Beobachter Fu 



SS. 







Zeitst. 



Polaris. 



Helsingfors, Juni 1 8 



0*491 



0*495 





» 19 



0,516 



0,474 



» 



» 21 



0,493 



0,485 



Stockholm, 



» 26 



0,547 



0,477 



» 



» 29 



0,520 



0,489 



» 



» 30 



0,515 



0,526 





Juli 6 



0,504 



0,491 



Helsingfors 



, » 9 



0,603 



0,519 



» 



» 10 



0,581 



0,575 



» 



» 11 



0,615 



0,557 



Für den Polarstern haben wir den, aus den Beobachtungen dieses Sterns, für jeden 

 Abend abgeleiteten Werth des Collimationsfehlers angewandt. Für die Zeitsterne schien 

 es uns dagegen richtiger, denjenigen Werth dieses Fehlers zu benutzen, den diese Sterne 

 selbst ergeben: jedoch haben wir nicht den für jeden Abend gefundenen Werth, sondern 

 das Mittel aus den Bestimmungen aller auf einander folgenden Beobachtungsabende, die wir 

 auf ein und derselben Station zubrachten, angewandt; es kommen nämlich keine grösseren 

 Abweichungen zwischen diesen Bestimmungen vor, als die Genauigkeit der Beobachtungen 

 es erwarten lässt. Im Uebrigen ist ein Fehler von einigen Hunderttheilen im angewandten 

 Collimationsfehler für die schliessliche Uhrcorrection von fast keiner Bedeutung, da gewöhn- 

 lich jede Zeitbestimmung aus gleich vielen Beobachtungen in beiden Lagen der Axe besteht, 

 und keiner der benutzten Sterne eine grössere Declination als 59° hat. 



Aus der Uebereinstimmung der einzelnen Azimuthbestimmungen innerhalb der Zeit- 

 räume, in denen eine Verstellung des Instruments im Azimuth anzunehmen keine Veran- 

 lassung ist, sind die folgenden wahrscheinlichen Fehler einer Bestimmung abgeleitet : 



Fuss Nyrén 

 w. F. eines Azimuths: ±0*87 ±0?75 



oder reducirt auf den grössten Kreis des Polarsterns : 



±0,44 ±0,38 



