178 



Jalires-Bericht 



Coefficient durch bezügliche, ein für allemal anzustellende Vorversuche 

 zu ermitteln, bei welchem auf die normale Beschaffenheit des Auges 

 vom Beobachter und auf die einschlägigen physiologischen Gesetze Rück- 

 sicht zu nehmen ist. Bei Aenderungen in der Farbenzusammensetzung 

 des Tageslichtes, vs^ie sie z. B. bei niedrigem Stande der Sonne vor- 

 kommen, lässt sich der Werth jenes Coefficienten aus Tabellen ent- 

 nehmen, wenn noch ausser der Messung des rothen Lichtes eine zweite 

 mit grünem Glase gemacht wird. Von den Herren Mace de Lepinay 

 und Nicati in Marseille und auch vom Vortragenden sind solche nach 

 dem Intensitätsverhältnisse Roth — Grün geordnete Tabellen zur Er- 

 mittelung jenes physiologischen Coefficienten entworfen.^) 



Die Ausmessung des im Tageslichte enthaltenen diffusen rothen 

 Lichtes geschieht auf folgende Weise: In einem dunklen Raum wird 

 zunächst ein Vorversuch gemacht, bei welchem eine mit mattem weissen 

 Carton oder mit Barytweiss überzogene Fläche von einer in 1 m senk- 

 rechtem Abstand aufgestellten Normalkerze beleuchtet wird. Auf diese 

 Fläche wird das bewegliche Beobachtungsrohr des Photometers ge- 

 richtet. Dasselbe ist im Wesentlichen an beiden Enden offen und nur an 

 der Ocularöffnung mit einem rothen Glase verschlossen. In der Mitte 

 des Rohres befindet sich jedoch ein als Spiegel dienendes Reflexions- 

 prisma, welches die rechte Hälfte des Gesichtsfeldes bedeckt und die 

 letztere mit dem Lichte der in einem zweiten horizontalen festen Tubus 

 verschiebbaren Milchglasplatte erleuchtet. Diese Milchglasplatte wird 

 ihrerseits von einer als Hilfsnormallicht dienenden Benzinkerze be- 

 schienen und kann durch einen einfachen Trieb so eingestellt werden, 

 dass beide Hälften des Gesichtsfeldes gleich hell erscheinen. Man liest 

 bei dieser Einstellung den Abstand des Milchglases von der Benzinkerze 

 an einer Scala ab. Soll nun für einen Platz eines mit diffusem Lichte 

 erfüllten Raumes die Helligkeit bestimmt werden, so bringt man den- 

 selben weissen Schirm an den betreffenden Platz, und zwar in die- 

 jenige Lage — horizontal oder vertical — für welche man die Hellig- 

 keit ermitteln will. Der bewegliche Tubus des Photometers wird jetzt 

 auf den Schirm gerichtet und durch Verschiebung der Milchglasplatte 

 abermals eine Einstellung auf gleiche Helligkeit gemacht. Die Ent- 

 fernung von der Benzinkerze ist jetzt im Allgemeinen eine andere und 

 wird wieder abgelesen. Das Verhältniss der Quadrate beider Ablesungs- 

 /ahUMi o-iobt ohne Weiteres die Intensität des auf den Schirm fallenden 

 diri'u.scn Lichtes, d. h. es wird dadurch ermittelt, wie viel Normal- 



M IhM-r Professor H. Cohn hat die Freundlichkeit gehabt, das Ange des 

 lrM-iMi,U«n auf Farbensinn zu untersuchen. Dasselbe steUte sich als voU- 

 nuon nornud heraus und können daher die berechneten physiologischen 

 ITum.mUou lur ein normales Auge giltig angesehen werden. 



