der Scliles. Gesellschaft für vaterl. Ciiltur. 



241 



welchen eine Magnetnadel sich innerhalb einer Drahtspule bewegt, ist 

 bei diesem Instrument eine Drahtspule zwischen den Polen eines Huf- 

 eisenmagnets aufgehängt. 



Zweitens erläuterte er eine aus 20 Elementen bestehende Plante'sche 

 Secundär-Batterie von Breguet in Paris. Nachdem dieselbe mittelst einer 

 dynamoelektrischen Maschine geladen war, vermochte die Batterie, je 

 nach der Schaltung der Elemente, sowohl lange dünne, als auch kurze 

 dicke Drähte zum Glühen zu bringen. 



Drittens benutzte er eine von J. Kleinert in Breslau gebaute 

 elektrische Lampe, in welcher sich 7 Kohlenstäbe befinden, die der Reihe 

 nach eingeschaltet werden können, um die Spectra von 7 verschiedenen 

 Substanzen, welche sich in Höhlungen der Kohlenstäbe befanden, zu 

 zeigen. Die Regulirung des Lichts geschieht mit der Hand durch eine 

 Zahnstange mit Betrieb. Die Verwandlung der gelben Natronlinie in 

 eine schwarze wurde nach dem Verfahren von Amberg gezeigt; die 

 schräg abgeschnittene Kohle hat 2 mit Kochsalz gefüllte Bohrlöcher, eins 

 in unmittelbarer Nähe der glühenden Spitze, ein zweites weiter von der- 

 selben entfernt; bei weitem Abstände der Kohlenspitzen von einander 

 liefert der Inhalt des ersteren Lochs leuchtenden Natrondampf, wodurch 

 die gelbe Linie entsteht; bei geringer Entfernung der Kohlenspitzen ver- 

 dampft auch aus dem unteren Loche Natron, und dieser kältere Dampf 

 absorbirt das gelbe Licht aus dem continuirlichen Spectrum des Kohlen- 

 lichtes, so dass eine schwarze Linie auftritt. 



Herr Professor Dr. Leonhard Weber demonstrirte 



einen auch zur Messung des diffusen Lichtes geeigneten photometrischen 



Apparat. 



Der Apparat, den ich mir zu beschreiben erlaube, ist nach meinen 

 Angaben im Jahre 1883 zuerst von Herrn Mechaniker Kleinert in Breslau, 

 sodann in abgeänderter Form von den Herrn Fr. Schmidt und Hänisch 

 in Berlin construirt. Er gehört in diejenige Klasse von Photometern, 

 bei welchen die eigentliche Einstellung mit Hülfe der Lichtempfindlich- 

 keit des beobachtenden Auges geschieht, d. h. mit Hülfe jener bekannten 

 Eigenschaft des Auges, welche es erlaubt, die gleiche oder ungleiche 

 Helligkeit zweier benachbarter erleuchteter Flächen zu beurtheilen. Die 

 bekanntesten Typen dieser Klasse sind a) die Photometer von Rumford, 

 Ritchie, Bunsen, Foucault, b) diejenigen von Zöllner, Glan, und das ver- 

 einfachte Wild'sche Photometer, Bei allen besteht die eigentliche Ein- 

 stellung darin, dass zwei benachbarte Flächenstücke gleich hell gemacht 

 werden. Die numerische Verwerthung dieser Einstellung erfolgt in den 

 unter a) angeführten Fällen, zu denen auch der vorliegende Apparat ge- 

 hört, nach Massgabe des bekannten photometrischen quadratischen 



1884. IG 



