der Scliles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



243 



glasplatte die Helligkeit rechts und links gleich, so scheinen beide 

 Hälften in eins zu verschwimmen. Dies ist die bei jedem Versuch zu 

 machende Einstellung. 



Bezeichnet man die Intensität der untersuchten Lichtquelle mit J, 

 ihren Abstand von dem Milchglase des drehbaren Tubus B mit so 



ist leicht zu sehen, dass 



J.2 7 



worin C eine von den Transparenzcoefficienten der beiden Milchgläser 

 und des Prismas, sowie von der Flammenlänge der Benzinkerze ab- 

 hängige Constante ist. Diese Grösse C ist durch einen, eventuell durch 

 wiederholte Vorversuche zu ermitteln, wobei an Stelle der zu unter- 

 suchenden Lichtquelle J eine Normalkerze (oder andere Lichteinheit) 

 tritt, wodurch sich C offenbar nicht ändert. 



In ähnlicher Weise, wie hier die Intensität einer als punktförmig 

 betrachteten Lichtquelle gemessen wurde, lässt sich eine zweite Funda- 

 mentalaufgabe mit dem Apparate lösen, nämlich die Helligkeit einer 

 beleuchteten weissen Fläche zu messen. Zu diesem Zwecke 

 richtet man den drehbaren Tubus B auf die gegebene Fläche eines 

 weissen Cartons oder einer mit Barytweiss gestrichenen Tafel. Die 

 Milchglasplatte aus dem Tubus B wird entfernt. Man kann alsdann mit 

 derselben Schärfe, ohne irgend welche Empfindung des auch für die 

 Messung gleichgültigen Abstandes des Cartons zu haben, eine Einstellung 

 machen. Alsdann ist, wenn C jetzt eine andere constante Grösse ist, 

 und H die Helligkeit der untersuchten Fläche 



H = C 



Der Werth von C lässt sich wiederum durch einen Vorversuch be- 

 stimmen, indem man gleichzeitig ein Einheitsmass für die Helligkeit von 

 Flächen einführt. Nimmt man als solches etwa diejenige Helligkeit, 

 welche derselbe Carton erhält, wenn man denselben mit einer Normal- 

 kerze in 1 m Entfernung senkrecht beleuchtet, so erhält man H in 

 Meternormalkerzen ausgedrückt. Der erwähnte Vorversuch zur Bestim- 

 mung von C besteht nun einfach darin, dass man denselben Carton in 

 1 m Distanz von einer Normalkerze senkrecht beleuchtet und das 

 Photometer darauf einstellt. Giebt die jetzt zu machende Einstellung 

 einen Abstand r' der runden Milchglasplatte von der Benzinkerze, so ist 



C = x'\ 



Wird die Helligkeit des Cartons so gross, dass man die runde Milch- 

 glasscheibe allzunahe an die Benzinkerze schieben müsste, so ist der 

 drehbare Tubus B durch eine, eventuell durch mehrere Milchglasplatten 

 zu schliessen und ausserdem mit einem Abblendungskonus zu versehen. 

 Die Constante C wird jetzt eine andere, durch einen zweiten Vorver- 

 sucb ebenfalls leicht zu bestimmende. 



16"- 



