( 320 ) 



à des combinaisons qui , sur l'appareil avertisseur, se tra- 

 duisent en signaux que les directeurs d'usines peuvent faire 

 varier à leur convenance. 



La figure 6 représente un bouton analogue aux précé- 

 dents qu'on peut placer sur la glace, vis-à-vis de l'axe de 

 rotation de l'aiguille; il est destiné à mettre l'aiguille en 

 communication métallique avec le second pôle de la pile 

 au moyen du fil (/") ; la lame (/) des figures 5, 4 et 5 étant 

 remplacée par un ressort (r) qui vient s'appuyer sur la tige 

 et le bouton (B) qui portent l'aiguille du manomètre munie 

 de la pointe inoxydable (p). 



Il suffît, du reste, de mettre le fil (/") en contact avec le 

 métal du manomètre, pour que le circuit soit fermé quand 

 la pointe (p) {fig, 6) viendra buter contre l'une des lames .(/) 

 des boutons fixés vis-à-vis des divisions du manomètre; le 

 contact peut très-bien s'établir de cette façon et le bouton 

 de la figure 6 devient inutile dans ce cas. 



Le mécanisme de la fermeture ou de l'ouverture du 

 circuit est très-simple , comme on voit. Il s'agit de l'em- 

 ployer convenablement pour obtenir les indications vou- 

 lues. 



Commençons par décrire en quelques mots l'appareil 

 au moyen duquel on obtient, sur un cadran , la trace de la 

 durée d'un phénomène par la fermeture d'un circuit vol- 

 taïque. A cet effet nous supposerons qu'un industriel désire 

 savoir pendant combien de temps la pression manomé- 

 trique dans une chaudière a été maintenue entre 9 et 40 

 atmosphères. 



Des boutons analogues à ceux de la figure 4 ou 5 seront 

 placés sur le cadran du manomètre, vis-à-vis des divi- 

 sions 9 et 10. Lorsque la pointe (p) touchera les lames (/), 

 lo circuit sera fermé; mais le courant passe dans réloclro- 



