( 496 ) 



compliquées de variations de diverses espèces. Sans parler 

 des variations diurnes et annuelles que l'on peut éviter en 

 partie, en observant aux mêmes heures du jour el aux 

 mêmes époques de l'année, ou en appliquant une correc- 

 tion aux résultats trouvés pour les lieux où ces variations 

 périodiques sont observées, il y a les causes locales qui 

 ont une grande influence; car quelquefois un déplacement 

 de quelques centaines de mètres sufïit pour donner des 

 résultats entièrement différents. 11 y a encore les causes 

 accidentelles, les perturbations, puis les erreurs qui dé- 

 pendent de l'observation proprement dite. 



Tous ces motifs font désirer que les éléments magnéti- 

 ques soient déterminés à diverses reprises par des observa- 

 teurs et avec des instruments différents, et, s'il est possible, 

 en variant les stations et les circonstances des observa- 

 tions. Aussi , ayant eu l'occasion cette année de faire une 

 excursion en Allemagne, j'ai cru utile de prendre avec 

 moi des appareils portatifs pour déterminer l'inclinaison 

 magnétique et l'intensité relative horizontale. Ces instru- 

 ments appartiennent à l'Observatoire royal de Bruxelles : 

 ce sont les mêmes dont mon père s'est servi dans ses 

 voyages en Allemagne et en Italie, dont la description est 

 donnée dans les tomes VI et XIII des Mémoires de cette 

 Académie. Il faut seulement ajouter que les aiguilles d'in- 

 tensité ayant beaucoup perdu de leur force, il a été néces- 

 saire de les aimanter de nouveau. L'appareil d'inclinaison 

 a dû être corrigé deux fois , à Bruxelles d'abord , puis à 

 Berlin ; cependant la moyenne des observations des deux 

 aiguilles s'en est peu ressentie. 



Chaque détermination de l'inclinaison est, comme on 

 sait, la moyenne de 16 lectures. 



Le tableau suivant présente les résultats obtenus. 



