Die tägliche Periodicität im Längenwachsthum dee Stengel. 



23 



des Messers wird nach der gegebenen Beschreibung schon von selbst verständlich. Beim 

 Aufwärtssteigen der wachsenden Stengelspitze erfolgt das entsprechende Sinken des Ge- 

 wichtes, wodurch die Axe der unteren Rolle in Bewegung versetzt wird. Der endlose Fa- 

 den folgt passiv der Bewegung der unteren Rolle, während die obere nur dazu dient, um 

 jede Reibung bei der Verschiebung des Fadens zu beseitigen. Bei der fortschreitenden 

 Bewegung des Fadens wird natürlich der Zeiger in einer geraden Verticallinie sich bewe- 

 gen. Ist das Verhältniss der Durchmesser der unteren Rollen wie 1 : 10, so entspricht 

 selbstverständlich dem Sinken des Gewichtes (p) um 1 Mm. eine verticale Verschiebung 

 des Zeigers um 10 Mm. Je nach Bedürfniss braucht man aber nur die Rollensysteme um- 

 zutauschen und das obere nach unten zu setzen, um eine um die Hälfte kleinere Vergrösse. 

 rung (1 : 5) der Zuwächse zu erzielen. Berührt die Zeigerspitze bei ihrer Bewegung die 

 mit berusstem Papier überzogene Oberfläche der Trommel eines Registrirapparates, so wird 

 ihr Weg darauf markirt. Um die Zeigerspitze der Oberfläche der Trommel immer gleich- 

 massig sanft anliegen zu lassen, dazu benutzt man die eigene Spannung eines gedrehten 

 Fadens: hebt man nämlich den endlosen Faden von der einen Rolle ab, indem er an der 

 anderen liegen bleibt, dreht man den freien Theil zwischen den Fingern und legt man ihn 

 dann wieder auf die Rolle, so haben jetzt die zwischen den Rollen ausgespannten Stücke des 

 Fadens das Streben, sich in den entgegengesetzten Richtungen zu drehen. Durch dieses 

 Streben des Fadens zum Zurückdrehen kann die Zeigerspitze mit fast beliebiger Kraft an 

 die Oberfläche der Trommel angedrückt werden. Der endlose Faden darf nicht zu straff 

 auf die Rollen gespannt werden, sonst ist die Reibung in den Axen der Rollen zu gross 

 und die Bewegung der letzteren kann dadurch unregelmässig werden. Andererseits ist 

 das freie Gleiten des Fadens auf den Rollen bei dem beträchtlichen Umfang der letz- 

 teren nicht zu befürchten; grösserer Sicherheit wegen kann man übrigens die zur Auf- 

 nähme des endlosen Fadens dienende Furchen der Rollen inwendig matt schleifen lassen. 



Es kann der Zweifel auftauchen, ob nicht die Reibung der Zeigerspitze an der Ober- 

 fläche der Trommel im Stande wäre, den Zeiger aus seiner horizontalen, fixen Lage her- 

 auszuführen , wodurch natürlich der Zuwachs zu klein angezeigt wäre. Die Möglichkeit 

 eines solchen Fehlers wird desto grösser sein, 1) je kürzer das unbiegsame Stück des Fa- 

 dens (c), 2) je länger der Zeiger ist, 3) je schlaffer der endlose Faden gespannt und 4) je 

 grösser die Reibung der Zeigerspitze an der Trommel wird. Ich habe versucht, die mög- 

 liche Fehlergrösse meiner Messapparate direct zu bestimmen. Zu diesem Zwecke wurde 

 das freie Ende des Fadens (r) an den Tubus eines genauen Kathetometcrs befestigt. 

 Indem nun der Tubus um bestimmte Abstände vertical verschoben wurde , wurden 

 die von der Zeigerspitze auf einer unbeweglichen Fläche gezeichneten verticalen Linien 

 gemessen. Es zeigte sich, dass der Fehler nur bei der ersten Verschiebung des Zeigers zu 

 bemerken war und zwar wich dabei die Zeigerspitze um ca. 1 Mm. aus, ohne der Bewe- 

 gung des endlosen Fadens zu folgen (also der erste Zuwachs von ca. 0,1 Mm. wurde von 

 dem Zeiger gar nicht angegeben); bei weiteren Verschiebungen in derselben Richtung wur- 



