24 



J. Baeanetzky, 



den nunmehr die Angaben des Zeigers insofern genau, dass die Abweichungen, wenigstens 

 bei dem Messen mit einem gewöhnlichen (in 0,5 Mm. getheilten) Massstabe nicht mehr 

 bemerkt werden konnten. 



Die Angaben der eben beschriebenen Wuchsmesser wurden bei mir mittelst zweier, 

 nach verschiedenem Princip gebauter Apparate registrirt. Der eine von ihnen ist dem, 



Fig. 2. 



von Sachs zuerst eingeführten Auxanometer insofern ähnlich, als die Zuwächse hier auf 

 der Oberfläche einer excentrischen, einmal in der Stunde sich umdrehenden Trommel, in 

 Form einer Spirallinie, aufgetragen werden. Der Apparat des hiesigen Laboratoriums (Fig. 2) 

 hat aber zwei rotirende Trommeln, was insofern wichtig ist, als dann bei vergleichenden 

 Versuchen zwei Pflanzen gleichzeitig der Beobachtung unterzogen werden können. Das 

 Uhrwerk ist in dem dicken Tischbrett verborgen; die zwei Trommelaxen allein ragen frei 

 darüber hervor. Die messingenen Trommeln dieses Apparates haben 30 Cm. Höhe, bei ei- 



