Die tägliche Periodicität im Längenwachsthum der Stengel. 25 



nem Durchmesser von 14 Cm., — was bei dem in verticaler Linie sich bewegenden Zeiger 

 vollkommen genügt 1 ). 



Bei dem anderen meiner Registrirapparate (Fig. 3) sitzt die Trommel auf ihrer 

 Axe genau central und rotirt nicht. Bloss einmal in der Stunde macht sie plötzlich 

 eine kleine Bewegung um ca. l J m ihres Umfangs, um dann wieder eine Stunde lang ruhig 

 stehen zu bleiben. Die Zeigerspitze schreibt somit auf der Oberfläche der Trommel wäh- 

 rend der ganzen Stunde eine gerade verticale Linie, welche bei jeder seitlichen Bewegung 

 der Trommel durch einen horizontalen Strich unterbrochen wird. Nach einer Reihe von 

 Stunden erhält man eine feine Zickzacklinie, wo die verticalen Striche die vergrösserten 

 stündlichen Zuwächse ergeben , während die horizontalen nur dazu dienen , die Zuwachs- 

 Hnien der einzelnen Stunden von einander abzugrenzen. Die Ecken der Zickzacklinie sind 

 vollkommen scharf und regelmässig, so dass die Länge der einzelnen Striche (nach Abnahme 

 und Fixirung des Papierbogens ) mit aller gewünschten Genauigkeit gemessen werden 

 kann. Die gebrochene Linie läuft natürlich in einer Spirale (von verschiedener Neigung, 

 je nach der Grösse der Zuwächse) um die Trommel herum, weshalb die letztere an ihrer 

 ganzen Oberfläche mit berusstem Papier überzogen werden muss. — Da hier also jede 

 Beobachtungsreihe eine ununterbrochene Linie bildet, so können auf derselben Trommel 

 die Beobachtungsreihen von zwei, und möglicherweise auch mehr, Pflanzen gleichzeitig auf- 

 genommen werden. — Hat nun die Zeigerspitze den unteren (resp. den oberen, — je nach 

 der Richtung, nach welcher man den Zeiger sich bewegen lässt) Rand des Papierbogens 

 erreicht, so braucht man noch nicht die Trommel dabei zu wechseln. Man hat dann nur 

 mit der einen Hand die untere Rolle des Messers, um welche der Faden von der Pflanze 

 umwickelt ist, festzuhalten, während man mit der anderen Hand den endlosen Faden so 

 verschiebt, dass die Zeigerspitze wieder ihre Anfangsstellung einnimmt; die Fortsetzung 

 der Beobachtungsreihe wird dann als eine neue, der früheren mehr oder weniger parallele 

 Zickzacklinie erscheinen. Auf diese "Weise konnte ich 3 — 4-tägige, ununterbrochene Be- 

 obachtungsreihen von zwei Pflanzen ganz bequem auf einer und derselben Trommel aufnehmen. 



Die Trommel sitzt frei auf dem conisch zugeschliffenen, etwa 8 Cm. langen Ende 

 ihrer Axe (wie bei dem Auxanometer von Sachs) und lässt sich darum sehr leicht abneh- 

 men. Sie hat bei dem hiesigen Apparate 36 Cm. Höhe und 18 Cm. Breite. Der Durch- 

 messer der Trommel (und somit sehr bedeutend auch die Kosten ihrer genauen Her- 

 stellung) lässt sich aber, wie ich mich später überzeugte, auch bei diesem Princip des Re- 

 gistrirapparates bedeutend verkleinern, ohne dass die Bequemlichkeit des Apparates da- 

 durch entsprechend beeinträchtigt würde. In diesem Falle wird man nur, um die Zeiger nicht 



1) Der Apparat hat noch zwei andere Reservetrom- 

 meln, welche mit berusstem Papier bedeckt, schon fertig 

 stehen, wenn die zwei anderen in Arbeit sind. Geht der 

 Papierbogen an den letzteren aus, so hat man nur die 

 Trommeln zu wechseln, — was vielleicht eine Minute 

 Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Se'rie, 



Zeit erfordert. Dadurch wird man im Stande sein, für 

 längere Zeiträume vollständig ununterbrochene Beobach- 

 tungsreihen zu erhalten, wie man sie in den angeführten 

 Tabellen fast immer findet. 



4 



