Die tägliche Pekiodicität im Längenwachsthum der Stengel. 



27 



Soll aber eine engere Trommel ihre volle Umdrehung in derselben Zeit machen, wie eine 

 breite, so werden dabei nur die horizontalen Striche (welche bei dem hiesigen Apparate 

 etwa 6 Mm. lang sind) kürzer sein, was eigentlich ohne Bedeutung ist. 



Ausser der, gleich zu beschreibenden, Einfachheit in der Construction und der Be- 

 quemlichkeit in der Handhabung, hat der beschriebene Registrirapparat noch den Vortheil, 

 dass er sich leicht modificiren und zu andern Zwecken anpassen lässt. Setzt man z. B. auf 

 die Axe statt der Trommel eine horizontale Scheibe, in welche die getheilten Röhrchen 

 eingesenkt sind, so erhält man den, in meiner Abhandlung über das Bluten der Gewächse 

 (1. c.) beschriebenen Apparat, welcher die periodischen Schwankungen in den ausfliessenden 

 Saftmengen sehr anschaulich demonstrirt. — Später werden wir auch sehen, dass derselbe 

 Apparat zum Registriren in beliebigen anderen, als den stündlichen, Zeitintervallen ge- 

 braucht werden kann. 



Die Trommelaxe des beschriebenen Registrirapparates wird mit Hülfe eines kleinen 

 Electromagneten und einer Spiralfeder in Bewegung versetzt. Der einfache Mechanismus 

 des Apparates ist durch die Fig. 4 erläutert. Auf der Axe der Trommel A, sind zwei Räder, 



4- 



CD 



% 





J < . 









Ѳ 



Fig. 4. 



c, h, befestigt, welche beide mit schrägen, 

 aber nach verschiedenen Seiten gewendeten 

 Zähnen versehen sind. Der Anker eines 

 liegenden Electromagneten, B, bildet einen 

 um die verticale Axe (h) beweglichen Hebel 

 (ms). An dem einen Hebelarm, m, ist der 

 Anker selbst, an dem anderen (s) — sind 

 zwei von den dreien, in die Zähne eingrei- 

 fenden Häkchen (n und p) befestigt. Bei 

 dem Schliessen der Kette wird der Anker 

 durch den Electromagneten angezogen, sein 

 anderer Arm muss sich nach der entgegen- 

 gesetzten Seite bewegen, wobei der Haken 

 n seinen Zahn freilässt; zugleich springt 

 auch der Haken p vorwärts und fällt in 



den nächsten Zahn. Wird die Kette wieder geöffnet, so wird der Hebel (ms) durch die Spi- 

 ralfeder, d, in seine frühere Lage gebracht. Der Haken p stemmt sich dabei in den Zahn 

 und schiebt das Rad von sich, während inzwischen der Haken n vor den nächsten Zahn 

 sich stellt und die weitere Bewegung des Rades verhindert. Auf diese Weise wird, bei je- 

 desmaligem Schliessen und Wiederöffnen der Kette, das Rad um einen Zahn weiter in der 

 Richtung des Pfeiles vorgeschoben. Der Haken r dient nur dazu, um die Bewegung des 

 Rades nach der entgegengesetzten Richtung zu verhindern. — Die Zeit , in welcher die 

 Trommel ihre volle Umdrehung macht, wird natürlich durch die Zahl der Zähne auf den 

 Rädern с und к bestimmt. In dem hiesigen Apparate beträgt diese Zahl einige neunzig, so 



4* 



