Die tägliche Periodicität im Längenwachsthum dee Stengel. 



29 



geneigten) Leisten, m, m, aufgehängt wird. Die Verbindung der Aufbängeleisten, wie auch 

 der hinteren Seite des Rahmens, mit den verticalen Leisten wird mittelst der eisernen 

 Stifte hergestellt, welche durch die Oeffnungen der zu verbindenden Theile einfach durch- 

 gesteckt werden. Die verticalen Leisten sind ihrer ganzen Länge nach in gleichen Ab- 

 ständen mit diesen Oeffnungen versehen, so dass das Brett, je nach der Länge des Stengels 

 der Versuchspflanze, höher oder tiefer gestellt werden kann. Bei dieser einfachen und be- 

 quemen Einrichtung arbeiten die Registrirapparate äusserst genau und präcis: die durch 

 die Zeiger geführten Linien sind fein und vollkommen glatt, so dass ihre Länge oder die 

 Abstände zwischen ihnen bis auf Zehntel eines Millimeters genau gemessen werden können. 



Bei der engen Beziehung, in welcher verschiedene pflanzenphysiologische Processe zur 

 Temperatur stehen, wäre es überflüssig, die guten Dienste aufzuzählen, welche ein bequem 

 eingerichteter Thermograph in einem pflanzenphysiologischen Laboratorium leisten könnte. 

 Ich habe mir desshalb viel Mühe gegeben, um für das hiesige Laboratorium einen Thermore- 

 gistrirapparat zu schaffen , welcher bei möglichst einfacher Construction den für physio- 

 logische Zwecke erforderlichen Grad der Genauigkeit garantirte. Unter den jetzt be- 

 kannten Systemensolcher Apparate sind die, auf vielen meteorologischen Observatorien schon 

 eingeführten, auf dem Princip der ungleichen Ausdehnung der verschiedenen Metalle durch 

 die Wärme beruhenden Thermographen durch ihre Einfachheit besonders ausgezeichnet. 

 Dr. Hasler in Bern, in dessen Werkstätten diese Thermographen gebaut werden, hat für 

 das hiesige pflanzen-physiologische Laboratorium ein Instrument angefertigt, dessen Con- 

 struction nur insofern von der gewöhnlichen abweicht, als seine Angaben bis auf Zehntel- 

 grade der Celsius'schen Scale reichen können. Die Construction dieses Apparates ist in 

 der Fig. 5 halbschematisch dargestellt. Auf der oberen Wand des Gehäuses B : В ist 

 ein aus Eisen- und Messingstreifen der Länge nach zusammengelöthetes und spiral einge- 

 rolltes Band ausgestellt, dessen inneres Ende unbeweglich befestigt ist und dessen freies, 

 äusseres Ende sich in einen vertical nach unten gerichteten Arm, c, verlängert. Jenachdem 

 die Spirale bei den Aenderungen der Temperatur sich ab — oder zusammenwickelt, wird 

 der Arm с nach der einen oder anderen Seite geführt. Seine Bewegungen sind aber dabei 

 immer noch zu unbedeutend und werden mit Hülfe des ungleicharmigen Hebels, n, welcher 

 als Zeiger dient, vergrössert. Die Axe des Zeigers wird von einem Stahlprisma, gebildet, 

 welches mit der scharfen Kante auf einer Stahlunterlage ruht und den Zeiger sehr beweg- 

 lich macht. Oberhalb der Axe ist an dem Zeiger ein Stift, /г, angebracht, welcher sich an 

 den Arm der Spirale anlegt. Noch darüber befindet sich an dem Zeiger ein excentrisch 

 angesetztes Gewicht, m, welches strebt, den Zeiger nach einer (in der Zeichnung — linken) 

 Seite zu senken, um ihn dabei an den Arm der Spirale anzudrücken. Durch eine solche 

 Einrichtung ist die bei den Systemen der zusammengesetzten Hebel mögliche Fehlerquelle, 

 — die todte Bewegung — vollständig beseitigt; denn bewegt sich der Arm der Spirale 

 nach vorwärts (in der Zeichnung — nach rechts) so schiebt er den Zeiger vor sich, geht 

 er zurück, so muss der Zeiger ihm genau nachfolgen, weil er an den Arm с durch das Ge- 



