30 



J. В ARANETZKY, 



wicht angedrückt wird. — Das untere Ende des Zeigers ist mit einer scharfen, nach innen 

 gerichteten Spitze versehen, welche in kleiner Entfernung von der Fläche des vertical auf- 

 gespannten Papierbandes 6r, G frei schwebt. 

 — Mit seinem unteren Theile schwebt der 

 Zeiger inmitten einer engen Gabel, d, wei- 

 cheeinen seitlichen Arm des Ankers, r, eines 

 Electromagneten bildet. Wird der Anker 

 heftig angezogen , so wird das Ende des 

 Zeigers an das Papier angedrückt und es 

 bleibt auf dem letzteren ein Stich der Na- 

 del zurück, welcher die jedesmalige Stellung 

 der Zeigerspitze angiebt. Zugleich wird das 

 Papierband um ein Paar Millimeter vorge- 

 schoben. — Die Stiche des Zeigers bilden so 

 eine wellenförmige Linie (Reihe), welche un- 

 mittelbar eine Temperaturcurve darstellt. 

 Die absoluten Werthe der einzelnen Punkte 

 (Stiche) werden durch die nachträgliche 

 Messung ihrer seitlichen Verschiebung nach 

 der einen oder anderen Seite bestimmt. 

 Zum Ausgangspunkte der Messungen dient 



Fig. 5. 



dabei eine gerade, fixe, von ebensolchen Stichen gebildete Linie, welche durch einen 

 anderen, fixen Zeiger, p, hervorgebracht wird. — Die Stellung der Zeigerspitze bei ver- 

 schiedenen Temperaturen muss dazu im voraus empirisch bestimmt werden, — woraus sich 

 schon die Ablenkung der Zeigerspitze für einen Thermometergrad von selbst ergeben wird *). 

 Bei dem Instrumente meines Laboratoriums macht die Zeigerspitze für je 1° C. eine Bewe- 

 gung um ca. ЗУ 2 Bogengrade, was bei der Länge des Zeigers von ca. 30 Ct. (die Sehne 

 des betreffenden Bogens hat die Länge von ca. 6 Millimeter) vollkommen ausreicht, um ein- 

 zelne Zehntelgrade der Celsius'schen Scala ganz sicher abzulesen. 



Was die Genauigkeit der Angaben betrifft, so muss ich bemerken, dass die hier be- 

 schriebene Construction des Thermographen noch ziemlich unvollkommen ist. Das excentrisch 

 an dem Zeiger angebrachte Gewicht macht, dass die Last, welche an den Arm (c) der 

 Spirale drückt , sich mit der Lage des Zeigers ändert ; der Arm с wird darum bei 

 gewissen Stellungen des Zeigers (wenn nämlich dessen unteres Ende von der Verti- 

 cale nach rechts abgelenkt wird) rein mechanisch und zwar (je nach dem Winkel, 

 welchen der Zeiger mit der Verticale bildet) mit verschiedener Kraft zurückgedrängt. — 



1) Zum Messen dieser Ablenkungen (d. b. zur Bestim- | stab; der Halbmesser der Krümmung des Maasstabs muss 

 mung der jeweiligen Lage der Zeigerspitze) dient ein natürlich der Länge des Zeigers (von dessen Axe bis zum 

 bogenförmiger, mit kleinenThcilungen versehener Maas- Stifte) gleich sein. 



