Die tägliche Peeiodicität im Längenwachsthum der Stengel. 



31 



Daher kommt es, dass, wenn die Angaben des Apparates bei niederen Temperaturen (ca. 

 15°C.) mit den Angaben des Quecksilberthermometers übereinstimmen, er bei höheren Tem- 

 peraturen (wo eben die Zeigerspitze nach rechts abgelenkt ist) immer zu viel zeigt und 

 desto mehr, je höher die Temperatur, so dass von 15°C.bis 25° C. die Differenz allmählich 

 auf ca. 0,8° C. ansteigt. Wollte man also mit diesem Apparate absolut genaue Werthe er- 

 halten, so müsste man die Fehler für verschiedene Temperaturen empirisch bestimmen, 

 um die erhaltenen Angaben danach zu corrigiren. Solche Correctionen habe ich aber nicht 

 ausgeführt, denn im vorliegenden Falle handelte es sich nicht sowohl um absolute Temperatur- 

 werthe, als vielmehr um den allgemeinen Gang der Temperaturänderungen (ob Steigen oder 

 Fallen der Temperatur), — welcher von dem Termographen immer genau angegeben wird x ). 



Bei dem Wilde-Hasler'schen Thermographen ist zum Schliessen des Stromes eben- 

 falls ein Uhrwerk nothwendig , von dessen Einrichtung es abhängt , in welchen Intervallen 

 die Temperaturangaben erhalten werden sollen. Bei mir wurde die Temperatur stündlich 

 registrirt, indem der Thermograph mit dem oben beschriebenen Registrirapparate (Fig. 3) 

 in dieselbe Kette eingeführt und der Strom für beide durch dieselbe Uhr gleichzeitig ge- 

 schlossen wurde. 3 — 4 grosse , oben schon erwähnte Zink-Kohlen-Elemente reichten für 

 diese doppelte Arbeit vollständig aus. 



Kiew, im Januar 1879. 



l)Die gewünschte Genauigkeit der Angaben eines bei 

 vielen pfianzeuphysiologischen Untersuchungen so nütz- 

 lichen Apparates wird wahrscheinlich durch eine unwesent- 

 liche Aenderung in seiner Construction zu erreichen 

 sein, nämlich dann, wenn der Zeiger nicht in der 

 verticalen, sondern in der horizontalen Ebene zu liegen 

 kommt. D,ie todte Bewegung kann dabei auf die Weise 

 beseitigt werden, dass der Stift l massiver und dabei von 



stark magnetisirtem Stahl gemacht wird, so dass er von 

 dem Arme с immer angezogen und demselben immer dicht 

 anliegen wird (die ursprüngliche, glückliche Idee von Dr. 

 H as 1er). Damit aber der Stift sich nicht so weit von 

 dem Arme с entfernen könnte, um aus der Sphäre seiner 

 Anziehung herauszutreten, muss er in eine enge Gabel 

 dieses Armes eingeführt werden. 



