der Schles. Gesellsch. f. vafcerl. Cultur. 



27 



darum die (positive und negative) Brennweite des für da« Auge zu wahlen- 

 den Brillenglases. Diese Brennweite ist nach den Gesetzen für die 

 Brechung des Lichtes in Linsen berechnet und auf dem Instrumente auf- 

 getragen, so dass sie nach dessen Einstellung unmittelbar abgelesen 

 werden kann. Das Optometer von Gräfe ist ein Operngucker, der für 

 das zu untersuchende Auge zum deutlichen Sehen eingestellt wird und 

 an einer auf dem Zugrohre des Instruments angebrachten Scala die 

 Brennweite der geeigneten Brille ablesen lässt. — Beide Instrumente sind 

 zwar wegen des Accomodations-Vermögens des Auges einer grösseren 

 oder geringeren Unsicherheit unterworfen, aber in vielen Fällen doch recht 

 brauchbar. 



Derselbe zeigte und erläuterte am 13. Dezember 



eine Eleetrisirmaschine, 



welche der Berliner Physiker W. Holtz nach einem neuen Principe con- 

 struirt hat. Dieselbe wird durch irgend eine schwache Electricitätsquelle 

 einmal geladen, und ruft durch Influenz dann anhaltend eine grosse Menge 

 von Electricität hervor, ohne dass eine Reibung stattfindet. Die wesent- 

 lichsten Theile des Apparates sind zwei Scheiben von dünnem Spiegel- 

 glase, von denen die eine 15 Zoll Durchmesser hat, und sehr rasch ge- 

 dreht werden kann. Die andere Scheibe hat 17 Zoll Durchmesser, steht 

 zwei Linien von der ersteren entfernt, fest, und in ihr sind vier Seetoren 

 ausgeschnitten von 4 Zoll Breite und 4 Zoll Tiefe; an den Rändern 

 dieser Ausschnitte sind Belege von starkem Papiere mit Saugspitzen be- 

 festigt. Beide Scheiben sind mit Lack überzogen. Gegenüber den Pa- 

 pierbelegungen befinden sich auf der anderen Seite der bewegten Scheibe 

 vier gut isolirte Conductoren, welche Metallspitzen tragen. Die ursprüng- 

 liche Electricitätsquelle, ein Stück Kautschouk von 2 Zoll Breite und 

 4 Zoll Länge, mit Pelz gerieben, wird einen kurzen Moment vor einen 

 der vier Belege gehalten, nachdem die unbelegte Scheibe in Bewegung 

 gesetzt, und die vier Conductoren zur Erde abgeleitet sind. Alsbald tritt 

 ein Rauschen der eingesaugten oder ausgeströmten Electricität an den 

 Conductoren und ein starker Ozongeruch ein; die Maschine ist geladen 

 und bleibt geladen, so lange sie bewegt wird; eine Unterbrechung der 

 Bewegung macht meistens eine neue Ladung erforderlieh. Von den vier 

 Conductoren, welche jetzt isolirt werden, haben je zwei aufeinander fol- 

 gende entgegengesetzte Electricität; zwischen Metallkugeln, welche mit 

 diesen Conductoren in leitender Verbindung stehen, sprühen lebhafte 

 electrische Funken über, welche bedeutend an Länge und Stärke wachsen, 

 wenn die kleinen Conductoren der Maschine mit grossen isolirten Leitern 

 verbunden werden. In überraschender AVeise giebt sich die grosse Menge 

 der von dieser kleinen Maschine entwickelten Electricität zu erkennen 

 durch das schnelle wiederholte Laden einer Verstärkungsflasche oder 



