28 



Jalires-Bericht 



Herr Prof. Dr. Pol eck demonstrirte in der Sitzung am 19. Februar 

 ein aus der vortheilhaft bekannten optischen Werkstätte von Rexroth 

 in Wetzlar hervorgegangenes 



Spektroskop 



mittlerer Grösse, welches in seiner von der bisherigen Form abweichen- 

 den Einrichtung vorzügliche Leistungen mit einer grossen Bequemlichkeit 

 in der Handhabung verbindet. In gedrängter Darstellung sprach sich der 

 Vortragende über das Wesen der Spektralanalyse aus, deren wissen- 

 schaftliche Grundlage, Ausführung und Bedeutung er im Allgemeinen als 

 bekannt voraussetzen durfte, und ging dann zur Besehreibung des Instru- 

 mentes selbst über, dessen innere Einrichtung durch eine Zeichnung an 

 der Tafel veranschaulicht wurde. 



Auf einem schweren runden Fuss ist eine weite cjlindrische Röhre 

 A. von ca. 10 Cent. Durchmesser und Höhe befestigt und an ihrem 

 oberen Ende durch einen Deckel dicht geschlossen. Auf der einen Seite 

 dieses Deckels ist vertical das Fernrohr von ca. 20 Cent. Länge und 

 neben demselben parallel ein anderes Rohr eingefügt, welches in einer 

 Höhe von ca. 12 Cent, rechtwinkelig, und zwar in der von dem Beob- 

 achter abgewendeten Richtung gebrochen ist, und am Ende seines circa 

 8 Cent, langen, horizontalen Schenkels die durch eine Schraube verstell- 

 bare Spaltvorrichtung trägt. Durch diese dringen die Strahlen der Licht- 

 quelle in den Apparat, sie treffen rechtwinklig ein Glasprisma, dessen im 

 rechten Winkel sich schneidende Flächen den beiden Schenkeln des 

 Rohres zugewandt sind, und gelangen durch totale Reflexionen von der 

 hinteren Fläche des Prismas und nachdem sie durch eine Linse unter 

 sich parallel geworden sind, in das cvlindrische Rohr A. des Apparats. 

 Hier treffen sie auf einen Planspiegel, von welchem sie nach dem Flint- 

 glas Prisma reflectirt werden, dessen brechende Kante so gestellt ist, 

 dass die aus ihr austretenden Strahlen durch das Fernrohr in das Auge 

 des Beobachters gelangen. In derselben Ebene mit dem brechenden 

 Prisma und zwar der Seite gegenüber, an welcher der gebrochene Strahl 

 austritt, ist seitlich ein ca. 12 Cent, langes horizontales Rohr in den 

 Mantel der Röhre A. eingefügt. An seinem äusseren Ende trägt es die 

 auf Glas photographirte Skala, welche, von aussen durch eine kleine 

 Lampe beleuchtet, ihre durch Vermittelung einer Linse unter sich paral- 

 lelen Strahlen nach der oberen Fläche des brechenden Prismas und von 

 da durch totale Reflexionen in das Fernrohr sendet, durch welches sie 

 zugleich mit dem Spektrum in das Auge des Beobachters gelangen. Bei 

 richtiger Einstellung des Fernrohres erscheinen Spektrum und Skala gleich 

 scharf und letztere war bei dem in Rede stehenden Apparat so einge- 

 stellt, dass die Natronlinie mit dem Theilstrich 50 zusammenfällt. 



Die Vortheile dieser Construction liegen in der unverrückbaren Zu- 



