80 



Jahres-Bericht 



Zeit nur sehr schwer zu erreichen, ganz abgesehen von der in der Wärme 

 natürlich beschleunigten Verdunstung des zu untersuchenden Tropfens. 

 Die heizbare Kammer besteht aus einem Messingring von 20 mm. Durch- 

 messer und 10 mm. Höhe, dessen Boden von einer Glasplatte verschlossen 

 ist, während ein messingner Deckel, in dessen Mitte ein dünnes Deck- 

 gläschen eingekittet ist, die obere Oeffnung des Ringes versehliessen kann. 

 Das Object befindet sich in einem Wassertropfen, welcher der Unterseite 

 der Deckgläschens adhärirt und in der verschlossenen Kammer um so 

 weniger verdunstet, als die Mitte des Deckgläschens namentlich beim Er- 

 wärmen der kälteste Theil der Kammer ist. Die Erwärmung der letz- 

 teren geschieht durch ein dieselbe rings umschliessendes Messingrohr, in 

 welches von der einen Seite erhitzte Luft ein- und durch einen kleinen 

 Schornstein am entgegengesetzten Ende wieder ausströmt. Durch eine 

 sehr kleine Gasflamme, wie man sie von jedem Bansen' sehen Brenner 

 nach Entfernung des langen Rohres erhalten kann, wird zunächst ein 

 unten offener Messingkolben bestrichen, von wo die erhitzte Luft in dem 

 die Kammer umgebenden Messingrohre aufsteigt; indess nimmt auch die 

 im Messing selbst fortgeleitete Wärme wesentlichen Antheil an der Er- 

 höhung der Temperatur, welche durch ein in die Kammer hineinreichen- 

 des Thermometer direct gemessen wird. Durch Regulirung der Flamme 

 lässt sich nach einiger Uebung eine fast constante Temperatur in 

 der Kammer erreichen und die Einwirkung derselben auf die im Tropfen 

 des Deckgläschens befindlichen Körper durch dieses hindurch sich leicht 

 unter dem Mikroskop beobachten. 



Um die Entwickelung mikroskopischer Objecte durch viele Wochen 

 in bestimmter Temperatur zu beobachten, benutzt der Vortragende die 

 von ihm modificirte feuchte Kammer von Kühne, bestehend aus einem 

 gewöhnlichen Objectglase, auf welches ein circa 2 mm. hoher Glasring 

 aufgekittet und durch einen eingepassten Deckel von Hartgummi mit einem 

 in der Mitte eingesetzten Deckgläschen oben verschlossen werden kann. 

 Der auf der Unterseite des Deckgläschens adhärirende Tropfen verdunstet 

 selbst nach Wochen nicht, namentlich, wenn auf den Boden der Kammer 

 etwas Wasser gebracht wird. Eine solche Kammer wird in einen Keim- 

 kasten eingesetzt, der im Wesentlichen nur ein Wasserbad ist und 

 durch eine sehr kleine regulirbare Gasflamme leicht auf einer beliebigen 

 fast ganz constanten Temperatur erhalten werden kann. Obige Apparate 

 sind für das phytophy Biologische Institut construirt worden. 



Schliesslich machte der Vortragende aufmerksam auf die Wichtigkeit 

 der heizbaren Kammern, namentlich für Versuche über die Entwicklungs- 

 geschichte der auf warmblütigen Thieren und Menschen parasitischen 

 Pilze, denen so viel pathologische und selbst epidemische Zustände zuzu- 

 schreiben sind. Hieran knüpfte derselbe ein Referat über die Ergebnisse 

 von Prof. Kl ob in Wien (Anatomische Studien über das Wesen des 



