4S4 



H. ßeigel, 



mit vier Aequivalenten Quecksilberoxyd zu bilden, ferner aber einen kleinen 

 Ueberschuss, welcher dient, um die vollständige Fällung des Harnstoffes 

 anzuzeigen, so zwar, dass bei der Hinzufügung des letzten Tropfens der 

 20 C. C. zu 10 C. C. der Harnstofilösung, wenn einige Tropfen mit 

 kohlensauerm Natron auf einem Uhrglase versetzt werden, eine deutlich 

 gelbe Färbung wahrnehmbar ist. 



Lieb ig hat gefunden, dass auf 100 Milligr. Harnstoff, welche der 

 Rechnung nach 720 Milligr. Quecksilberoxyd bedürfen, 10 C. C. der 

 Quecksilberlosung 772 Milligr. Oxyd enthalten müssen, um auch in ver- 

 dünnter Flüssigkeit eine deutliche Reaktion auf Quecksilberoxyd mit koh- 

 lensaurem Natron zu bekommen. Jeder C. C. der Lösung muss also ei- 

 nen Ueberschuss von 5,2 Milligr. Quecksilberoxyd enthalten; eine Liter 

 also im Ganzen 77,2 Gramm Oxyd, oder 71,48 reines Quecksilber. 



Die Lösung kann aus reinem Quecksilber und, in Ermangelung des- 

 sen, aus salpetersaurem Quecksilberoxydul dargestellt werden. Ich habe 

 sie aus chemisch reinem Quecksilber bereiten lassen. Die Bereitung ge- 

 schieht auf folgende Weise: 



71,48 Gramm, chemisch reines Quecksilber wird abgewogen, in ein 

 Glas gebracht und in reiner Salpetersäure aufgelöst. Die Lösung wird 

 so lange unter Zusatz von Salpetersäure erwärmt, bis man keine Spur 

 mehr von salpeterigsauren Dämpfen entweichen sieht. So hat sich denn 

 das Oxydul vollkommen in Oxyd verwandelt. Dieses wird nun in dem- 

 selben Glase zur Syrupconsistenz abgedampft und bald darauf mit Wasser 

 bis zu einer Liter verdünnt. 



Der Gehalt dieser Lösung an Quecksilberoxyd ist aber unbekannt 

 und muss natürlich erst ermittelt werden. Ist dies geschehen, dann folgt 

 die schwierigste Operation, zumal von ihr, wie bereits bemerkt, die Rich- 

 tigkeit der Harnstoffbestimmung abhängt, nämlich die Titrirung der 

 Quecksilberlösung. Sie geschieht nach Liebig's Anweisung auf 

 folgende Weise: 



Man misst von der Harnstofflösung mit einer Pipette genau 10 C. C. 



