fi 4 



0. Chwolson, 



Hat man die Scala geprüft und nötigenfalls eine Reductionstabelle zusammengestellt, 

 so dürfte es vielleicht nicht überflüssig sein mit Hülfe der folgenden zwei Methoden sich von der 

 Richtigkeit der erhaltenen Tabelle zu überzeugen. Erstens verschiebe man die Scala soviel 

 nach einer Seite, dass in die Mitte des Sehfeldes ein Punct gelange der um -| vom Ende der 

 Scala entfernt sei. Nun bestimme man auf die weiter unten genauer erläuterte Weise das 

 Décrément и für die grösste bei dieser Lage der Scala zu beobachtende Schwingung. Hier- 

 auf verschiebe man die Scala symmetrisch nach der entgegengesetzten Seite und beobachte 

 dasselbe Décrément er bei genau denselben Schwingungsbögen und bei derselben Richtung 

 der ersten Elongation. Man wird jetzt ganz andere Scalenwerthe anzuschreiben haben und 

 doch muss der erhaltene Werth für и derselbe sein, wie zuerst. 



Zweitens stelle man die Scala in ihre normale Lage und bestimme das Décrément er 

 bei möglichst grosser erster Elongation. Hierauf drehe man die Scala um. Im Fernrohr 

 erblickt man jetzt die Zahlen verkehrt und fortlaufend von rechts nach links ; nach kurzer 

 Uebung lernt man es, auch bei solcher Stellung Ablesungen zu machen. Bestimmt man 

 jetzt wieder das Décrément a bei demselben Bogen und derselben Richtung der ersten 

 Elongation, so muss auch der frühere Werth für dasselbe erhalten werden. 



Behufs besserer Erleuchtung ist der Versuch gemacht worden zu beobachten bei ge- 

 neigter Stellung der Scala; es erwies sich als unmöglich hiebei denselben Grad von Ge- 

 nauigkeit zu erhalten, wie bei verticaler Stellung der Scala. Der Grund liegt darin, dass 

 im Fernrohre die Striche der Scala geneigt erscheinen und zwar gegen die Enden hin 

 immer stärker. Unwillkürlich macht man nun nicht jedesmal in derselben Höhe der Theil- 

 striche die Ahlesungen, wodurch natürlich die Beobachtungen fehlerhaft werden. 



Ueber die Prüfung der Glasscalen ist Folgendes zu bemerken. Hat man zwei Scalen, 

 so kann man sie durch Aufeinanderlegen in zwei entgegengesetzten Richtungen prüfen; doch 

 muss man dabei sehr wohl beachten, dass nicht etwa blos die Mitten der Linien zusammen- 

 fallen, während die Enden auseinandergehen. Ferner, und dies ist von grösster Wichtigkeit, 

 darf man sich nicht damit begnügen die Scalen so aufeinanderzulegen, dass die Enden zu- 

 sammen fallen; man verschiebe vielmehr, nachdem dies geschehen, die obere Scale um 

 10, dann 20, 30 etc. Scalentheile, wobei es geschehen kann, dass unerwarteterweise be- 

 deutende Abweichungen zu Tage treten. 



IV. Gleichseitige Beobachtung eines Declinatoriums. 



Vielfache Versuche zeigten, dass es eine conditio sine qua non ist, dass während der 

 Versuche in der Nähe noch irgend ein beliebiger als Declinatorium dienender anderer 

 Magnet beobachtet werde, dass nur diejenigen Beobachtungen als gültig angenommen wer- 

 den, während welcher dieser Hülfsmagnet sich in vollkommener Ruhe befand. — Ist die 

 Schwingungszeit des Magneten im Dämpfer mehr als 12 sec , so ist es unschwer gleichzeitig 

 den Dämpfer und das Declinatorium zu beobachten; am Besten ist es, wenn hierbei die 



