108 



О. Chwolson, 



Setzt man hier die oben erhaltenen Werthe 



= 0,04145, Ѳ 2 = 0,00928 



und T< 0) = 23,7, so erhält man 



0,12". 



(89, b) 



Die grosse Differenz zwischen diesem theoretischen "Werth und dem in (89) empirisch 

 gefundenen erklärt sich durch die Schwierigkeit der Beobachtungen, welche, zum Mindesten, 

 unzweifelhaft bestätigten, dass die Schwingungszeit bei wachsender Amplitude kleiner wird. 



Der Multiplicator befindet sich in demselben Pavillon, wie der Multiplicator Meyer- 

 stein und ist so aufgestellt, dass es leicht ist abwechselnd den Magneten im Multiplicator 

 und den im Declinatorium zu beobachten. Seine Einrichtung ist folgende: zwischen zwei, 

 die Seiten bildende, verticale Bretter, welche auf ein horizontales aufgeschraubt sind, ist 

 ein kupferner horizontaler Cylinder eingefügt, dessen Grundlinie eine Ellipse ist; die grosse 

 horizontale Axe dieser Ellipse ist 330 mm , die kleine, verticale 40 mm lang. — Dem Cylinder 

 entsprechen in den beiden Seitenbrettern Ausschnitte, die von Aussen durch Glasscheiben 

 verdeckt sind. An zwei der Mitte des Magneten vertical gegenüberliegenden Stellen ist der 

 Cylinder parallel seiner Axe durchgeschnitten. Auf den Cylinder ist nun der Draht in etwa 

 16 Schichten aufgewickelt, deren jede aus 28 Windungen besteht. Die Breite der Schichten 

 ist 82 mm ; die Dicke des unbesponnenen Drahtes 2,2 nim . Der Magnet ist cylindrisch; seine 

 Länge ist 300 mm , sein Gewicht 490 gr.; bei geöffnetem Draht ist seine Schwingungszeit 

 etwa 18 Secunden. Am Coconfaden hängt ein Kupferbügel von der Form n; die verticalen 

 Stäbe gehen durch zwei, in den Seitenbrettern gebohrte Canäle, denen zwei Ausschnitte in 

 dem Kupfercylinder entsprechen; an den unteren Enden, welche in. den innern Raum des 

 Cylinders hineinragen befinden sich Haken, in welche ein horizontaler, an die Mitte des 

 Magneten befestigter, Stab eingelegt werden kann. Auf Herrn Director "Wild 's Anordnung 

 ist auch dieser Dämpfer drehbar gemacht worden, worauf die obenerwähnten Kanäle be- 

 deutend erweitert werden mussten. Ein Spiegel, dessen Lage sich jedoch beim Heraus- 

 nehmen und Wiederhineinlegen des Magneten änderte, eine unbewegliche horizontale Scala 

 und ein Zeiger bestimmten die Lage des Dämpfers. 



Untersuchung des Multiplicators Leyser. 



§36. 



Bestimmung der Dämpfungsfunction. 



