Untersuchungen über die Pelanzenathmung. 



17 



schon das erste Kölbchen das Wasser vollständig absorbirte; erst wenn dasselbe circa 1 Gr. 

 davon abgehalten hatte, fing auch das zweite an an Gewicht imbedeutend zuzunehmen. Als 

 Trockenapparat benutzte ich immer zwei Schwefelsäure-Kölbchen, die zwischen der Ver- 

 suchsröhre und dem Kaliapparate eingeschaltet wurden; sie konnten getrost 1 — 2 Wochen 

 lang functioniren ohne einer Erneuerung der Säure zu bedürfen. Das dem Kaliapparate ent- 

 rissene Wasser wurde dagegen, um die Wägungen nicht unnützerweise zu vervielfältigen, 

 nur durch ein Schwefelsäure-Kölbchen aufgefangen, letzteres aber alle 3—4 Tage gewech- 

 selt, ehe es 1 Gr. Wasser condensirt hatte. — Die Kohlensäure wurde meistens, wie in den 

 früheren Versuchen, durch Kalilauge in einem Geissler' sehen Kaliapparate absorbirt; zu- 

 weilen bediente ich mich aber zu diesem Zwecke Natronkalks in U-formigen Röhren, so 

 z. B. in denjenigen Versuchen (s. weiter), wo mit Absicht ein rascherer Luftstrom ange- 

 wandt wurde. Die Kohlensäure der äusseren Luft wurde ehe letztere in die Versuchsröhre 

 eintrat durch zwei Natronkalkröhren abgehalten. Was die Geschwindigkeit des Luftstroms 

 betrifft, so war sie meistens % bis 1 Liter in der Stunde gleich ; wir werden aber weiter er- 

 fahren dass dieselbe, möge sie nur constant bleiben, auf den Gang der Athmung keinen 

 merklichen Einfluss übt. 



Ich gehe nun zu der zweiten Methode über. Bei meinen früheren Versuchen adoptirte 

 ich den bekannten П -förmigen Apparat von W^olkoff und Mayer. In demselben befindet 

 sich die Pflanze in einer ziemlich breiten Röhre , während die Ablesung des Quecksilber- 

 standes in einer anderen engeren, mit ihr zusammenhängenden ausgeführt wird. Hat man 

 aber ein gutes Cathetometer zu seiner Disposition , so ist die grössere Genauigkeit dieser 

 Einrichtung nur scheinbar, da cathetometrisch auch in breiteren Röhren der Stand des 

 Quecksilbers sehr genau bestimmt werden kann. Nicht hierin, sondern in der Unsicherheit 

 der Barometerablesungen liegt eine Schranke für die Genauigkeit der Volumenmessung. 

 Andrerseits hat die von Wolkoff und Mayer adoptirte Einrichtung ihre schwache Seite, 

 die nicht zu vernachlässigen ist, nämlich ist man dabei nicht im Stande Absorptionsmittel in 

 den Apparat nachträglich einzuführen ; die Natronlauge muss notwendigerweise schon vor 

 der Beschickung des Apparats in denselben eingeschlossen werden. Eine spätere Einführung 

 wäre nur durch das engere Rohr möglich, dabei würde aber die Absorption der geringen 

 Absorptionsfläche wegen nur höchst langsam erfolgen. Daher kehrte ich zu den ursprünglich 

 von mir benutzten, einfachen, circa 2Y 3 Cm. breiten Absorptionsröhren, die nur in halbe Cub. Cent, 

 getheilt aber nachträglich sorgfältig calibrirt waren, zurück. Es wurde zu diesem Zwecke 

 die Röhre in umgekehrter Stellung genau vertikal fixirt , Quecksilber eingegossen , die an 

 den Glaswänden haftenden Luftbläschen entfernt und t'ann das Gewicht des zwischen jeden 

 zwei Theilungen eingeschlossenen Quecksilbers bestimmt; das letztere wurde mittelst eines 

 als Pipette dienenden Glasröhrchens herausgenommen und der Stand des Meniscus durch 

 das Cathetometerrohr beobachtet. Da die matte Fläche des Theilungsstriches eine scharfe 

 Einstellung des Quecksilbermeniscus auf den oberen oder unteren Rand des ersteren beein- 

 trächtigt, so habe ich es vorgezogen das Fadenkreuz des Fernrohrs jedesmal zunächst auf 



