18 



J. В OK OD IN, 



den oberen Rand des Tlieilnngsstriches einzustellen, dann aber mittelst der Mikrometer- 

 schraube auf eine beliebige kleine, aber stets dieselbe Distanz zu erheben und nun die Coin- 

 cidenz des höchsten Punktes des Quecksilbermeniscus mit dem Fadcnkreuzpunkte zu bewerk- 

 stelligen, was sehr scharf ausgeführt werden kann, wenn man das Quecksilber mit einem fei- 

 neren Glasröhrchen zum Ende in kleinen Portionen herausnimmt. Auf diese Weise erhält 

 man bei einer zweiten Calibrirung, die stets zur Controlle vorgenommen wurde, mit der 

 ersten gut übereinstimmende Zahlen ; ist das hie und da nicht der Fall, so wird die Bestim- 

 mung an den. betreffenden Orten mehrmals wiederholt. Selbstverständlich genügt es diese 

 ganze etwas langwierige Operation auf einer verhältnissmässig kleinen Strecke des Rohrs 

 (etwa von 100 С. c. bis 70 С. c. auszuführen, da ja die Theihmgen des oberen, das Ver- 

 suchsobjekt einschliessenden Röhrentheiles bei dem Experimentiren nicht in Betracht kom- 

 men. Ausserdem kann auch das Gesammtvolum durch Wägung der ganzen Quecksilber- 

 menge bestimmt werden, aber ein Fehler in dieser Richtung ist, wie Wolkoff und Mayer 

 richtig bemerken, fast ohne Bedeutung wenn, wie es in allen meinen Versuchen der Fall 

 war, die Temperatur- und Druckschwankungen keine bedeutende Höhe erreichen. Misst man 

 endlich noch am Cathetometer den Abstand der Theilungsstriche von einander , so ist man 

 im Besitz aller Daten um für jede Versuchsröhre ein für allemal eine Calibrirungstabelle zu 

 verfertigen , in der das jeder Theilung entsprechende Volumen , so wie das Volumen eines 

 Millimeters oder Millimetertheiles an verschiedenen Stellen der Theilung verzeichnet wer- 

 den. Notirt man bei jeder Volumablesung den Abstand des höchsten (resp. tiefsten) Punktes 

 des Quecksilber- resp. Natronlaugemeniscus von der nächsten Theilung, so ist man im Stande 

 die beobachteten Gasvolumina sehr präcis festzustellen. — Während des Versuchs wird die 

 Verdunkelung des Pflanzentheils durch Umwickeln des ganzen oberen Röhrentheiles mit 

 Stanniol erzielt. Um eine gleichmässigere Temperatur zu erhalten wurde der ganze zum 

 Versuche beschickte Apparat in Wasser eingetaucht. Letzteres befand sich in einem grossen 

 Kasten, dessen Boden und Seitenwände aus Zink, die vordere und hintere Wand aber aus 

 dickem Spiegelglase bestanden. In einem solchen Reservoir konnten zwei oder mehr Appa- 

 rate nebeneinander untergetaucht werden. — Ich erlaube mir noch einige Worte die Con- 

 centration der zur Absorption von Kohlensäure in die Versuchsröhre einzuführenden Alkali- 

 lauge betreffend. Bekannterweise wird die bei Berechnung der Normalvolumina der einge- 

 sperrten Luft in Betracht kommende Tension des Wasserdampfes durch die Gegenwart von 

 Alkalilauge merklich beeinflusst, was nicht immer l ) berücksichtigt wird. Zwar besitzen wir, 

 ausser einer allgemeinen Angabe von Boussingault 2 ) noch eine Reihe genauer von Wüll- 

 ner 3 ) in dieser Richtung an fünf verschiedenen Concentrationen der Kali- und Natronlauge 



1) So z. B. nicht iuPfeffer's und Godl ewski's be- 

 kannten Arbeiten. S. Arb. d. bot. Inst, in Würzburg, 

 Bd. I, Heft L u. 3. 



2) Boussingault. Agronomie, Chimie agricole et 



Physiologie. T. III, Paris, 1864, p. 286. 



3) Wit 11 ner. Versuche über die Spannkraft des Was- 

 -erda mpfes aus Lösungen wasserhaltiger Salze. Pog- 

 gendorff's Annalen, Bd. CX, 1860, p. 564. 



