WlDEKSTAND VON К, N(t, Лш UND H VERBINDUNGEN. 3 



Die allgemeine Disposition der Apparate ersieht man aus beistehender schcmatischcr 



Darstellung. 



n 



к 



и 



w 



JJ 



T 



ix 



л 



I 



Г 



Hier bedeutet J den Sinusinductor Kohlrausch's, D den Electrodynamometer, В die 

 Stromtheilung in einer Si ею en s 'sehen Brücke, W einen Stromwender nach Weber, R das 

 Widerstandssystem in der Brücke von Siemens, N ein zweites Siemen s'sches System, 

 an welchem die Widerstände gemessen wurden und endlich T den Trog mit der Unter- 

 öuehungsflüssigkeit. 



Aus dieser allgemeinen Disposition ist ersichtlich , dass der zu messende Widerstand 

 T und der Normaletalon N, mit dem der zu bestimmende Widerstand verglichen wird, in 

 ein und denselben Zweig der Brücke eingeschaltet sind. Eine solche Combination bei der 

 Wheatstone'schen Brücke ziehe ich jeder andern vor. Die Methode besteht in einer Ver- 

 bindung der Brückenmethode mit der einfacher Ersetzung und bietet vor allen andern den 

 Vorzug grösster Einfachheit in der Beobachtung wie in der Rechnung dar. 



Es sei ahed eine Stromverzweigung mit der 

 Brücke k und r, — r 2 — r s — r 4 seien die Widerstände 

 der einzelnen Zweige , so wird in der Brücke der 

 Strom aufgehoben, wenn 



r a r. 



und die Verbindungsdrähte w so ist: 



Wenn der zu messende Widerstand x in dem Zweige 

 ab enthalten ist, dort auch zugleich das System и, 



r .= X -f- », H~ w. 



