Widerstand von К, Na, Am und H Verbindungen. 



7 



S. E. Ich habe bei meinen Beobachtungen nur die ganzen Einheiten benutzt, die Bruchtheile 

 wurden durch Interpolation aus 2 Widerständen bestimmt, von denen der eine grösser, der 

 andere kleiner als der gesuchte waren. 



5. Es wurde ferner noch ein Weber'scher Stromwender benutzt , der den Ausschlag 

 des Spiegels umwandte; zu dem Zwecke änderte der Commutator die Stromrichtung nur 

 in der inneren Spirale des Dynameters, welche in die Brücke eingeschaltet war, während 

 der Strom der äusseren Rolle, die sich im ungetheilten Strome befand, unverändert blieb. 

 Die zwei verschiedenen Lagen des Commutators werde ich durch Com.I und II bezeichnen. 



6. Das BeobacMungsverfahren. Eine volle Beobachtungsreihe wurde in folgender Ord- 

 nung gemacht. Aus einer grossen Pipette mit Quetschhahn von 395 cm 68 Capacität wurde 

 die zu untersuchende Lösung in den Trog gebracht und derselbe dann horizontal ein- 

 gestellt. Nachdem in den Zweig der Widerstand r x eingeführt, wurde die Temperatur abge- 

 lesen, der Commutator auf I gestellt und drei auf einander folgende Ablenkungen des Spie- 

 gels beobachtet. Aus den Ausschlägen wurde die Ruhelage oc durch die Combination 



а ■+■ с , 



bestimmt, in welcher а, Ь und с die drei auf einander folgenden Ausschläge bedeuten. Nun 

 wurde der Commutator in Lage II gebracht und wiederum 3 Ausschläge gemessein die die 

 Ruhelage ß ergaben, darauf drei folgende Ausschläge, aus denen eine zweite Bestimmung 

 der Ruhelage ßj gefunden wurde. Der Commutator wurde wieder auf I gebracht und die 

 Ruhelage a, ermittelt. Das Mittel aus a und а, ebenso das aus ß und ßj ergeben die zwei 

 Ruhelagen bei den Stellungen I und II des Commutators. Hierauf wurde ein neuer Widerstand 

 r 2 eingeschaltet, so dass der gesuchte a\ zwischen r, und r 2 lag. und nun genau wie früher 

 verfahren, und alsdann die Temperatur abgelesen. Aus r, und r 2 wurde x x durch Interpola- 

 tion gefunden. Nun wurden die Electroden verrückt und dieselben Beobachtungen bei ge- 

 ändertem Electrodenabstande gemacht, woraus der Widerstand x % bestimmt wurde. Der ge- 

 suchte Widerstand der Lösung ist dann x 2 — x v Alle angeführten Beobachtungen zusammen 

 bilden eine Bestimmung des gesuchten Widerstandes. Es wurden alsdann 2 fernere Reihen 

 gemacht. 



Da in jeder einzelnen Reihe, für jeden Widerstand 12 Ausschläge des Spiegels ge- 

 messen wurden, und ein jeder Ausschlag bis 0,01 einer Einheit des Maasstabes genau ist. 

 so wird r x sowie r 9 bis 0,003 einer Scaleneinheit genau sein. 



Um das Beobachtungsverfahren zu erläutern und auch den Grad der Genauigkeit zu 

 zeigen, führe ich hier einen vollen Versuch an. Es ist dies die erste Messung des Wider- 

 standes der Chlorwasserstoffsäure. Die einzelnen Ausschläge des Spiegels sind nicht ange- 

 führt, sondern die aus ihnen berechneten Ruhelagen. In der folgenden Tabelle bedeutet L 

 die grössere Entfernung des Electroden, l die kleinere. 



