6 



De. В. Hassblbeeg, 



auf dem Gebiete der Absorbtionsspectra der Gase, die davon gemacht worden ist und die 

 zugleich als der hauptsächlichste Fortschritt unserer Kenntnisse in diesem Theil der 

 Spectralanalyse in neuerer Zeit bezeichnet werden kann, ist die oben erwähnte Abhandlung 

 Thalén's über das Absorbtionsspectrum des Jods. In der letzten Zeit kommt noch die 

 Bestimmung der Wellenlängen der Hauptstreifen des Broms durch Moser') hinzu; von 

 den vielen anderen Absorbtionsspectren aber, über welche ältere Beobachtungen vorliegen, 

 sind keine bis jetzt in dieser Richtung untersucht worden. Einen Beitrag zur Ausfüllung 

 dieser Lücke in der spectroscopischeri Literatur zu liefern, ist der Zweck der folgenden 

 Beobachtungen. 



§ 2. Instrumente und Beobachtungsmethode. 



Bei meinen Beobachtungen habe ich ein Spectroscop benutzt, welches nach Zolin er' s 

 Angaben von Merz in München construirt und hauptsächlich zur Beobachtung der Sonnen- 

 protuberanzen bestimmt ist. Diesem Zwecke entsprechend ist auch die Dispersion, durch 

 drei Prismensätze à vision directe, eine recht bedeutende. In dem damit erzeugten 

 Sonnenspectrura wird man, wenigstens bei guter Luft, kaum eine einzige Linie der Ang- 

 ström'schen Tafeln vermissen und in Bezug auf Schärfe und Klarheit bleibt nur wenig zu 

 wünschen übrig. Dies alles gilt jedoch nur für die zwischen В und G liegenden Theile des 

 Spectrums; die beiden Endregionen desselben sind theils wegen Lichtschwäche, theils wegen 

 einer grossen Menge diffusen Lichts, womit das Gesichtsfeld erhellt ist, zur Beobachtung un- 

 brauchbar. Dass aber diese letztere Ursache hier eine bedeutende Rolle spielt, habe ich, 

 wenigstens was das rothe Ende betrifft, direct beobachten können, denn als ich einmal das 

 Sonnenlicht durch eine mächtige Schicht Untersalpetersäure gehen Hess, ehe es auf den 

 Spalt fiel, konnte ich in dem jetzt nur auf den rothen Theil reducirten Spectrum die 

 dicken Absorbtionsstreifen sogar jenseits A ins Ultraroth hinein verfolgen. Dieser Mangel 

 des Instruments hat zum grössten Theil darin seinen Grund , dass die Prismensätze auf 

 ihren matten Seiten nicht geschwärzt sind; da sie aber in den Fassungen fest eingekittet 

 sind und sich deshalb nur schwer herausnehmen lassen, so habe ich bis jetzt darin keine 

 Verbesserung vorgenommen. 



Das ganze System der Prismen sätze ist an seinem einen Ende durch zwei Zapfen mit 

 dem Collimatorfernrohre verbunden und zwar drehbar um eine auf die Brechungsebene 

 senkrechte Achse. Die verschiedenen Stellungen lassen sich an einem mit dem Collimator- 

 rohre fest verbundenen Gradbogen mit Hülfe eines mit dem Prismensysteme verbundenen 



1) Pogg. Ann. CLX, p. 188. 



