Studien auf dem Gebiete deb Absobbtionsspectealanalyse. 7 



Index ablesen, und die Bewegung wird durch eine in diesen Gradbogen eingreifende 

 Schraube bewirkt. Dadurch kann der Einfallswinkel der Strahlen auf das erste Prisma 

 innerhalb gewisser Grenzen beliebig verändert und somit jeder einzelne Spectralbezirk 

 möglichst scharf erhalten werden. Diese Schraube werde ich zum Unterschied von der 

 eigentlichen Mikrometerschraube Schraube I nennen. Das andere Ende des Prismensystems 

 trägt seinerseits, auch um eine der früheren parallele Achse drehbar, das Beobachtungs- 

 fernrohr, dessen Bewegungen durch eine in einen zweiten Gradbogen eingreifende Mikro- 

 meterschraube regulirt werden. Die Trommel dieser Schraube ist in 100 Theile getheilt. 

 Beide Fernröhre haben beiläufig dieselbe Brennweite von etwa 11,5 Centim. und die freie 

 Oeffnung ihrer Objective beträgt 17 mm. 



Zum Einstellen auf die Spectrallinien habe ich im Brennpunkte des Beobachtungsfern- 

 rohrs eine bis in das halbe Gesichtsfeld reichende feine Glasspitze angebracht. Die Ver- 

 wendung zweier parallelen Fäden oder eines Fadenkreuzes ist bei diesen Beobachtungen 

 durchaus unbefriedigend, denn sobald die Fäden der zu messenden Linie genähert werden 

 verschwindet sie gewöhnlich für die Auffassung , wenn sie fein ist. Mit einer feinen Glas- 

 spitze dagegen lässt sich die Einstellung auch der schwächsten Linien leicht und sicher 

 bewerkstelligen, da dadurch nur die eine Hälfte der Linien verdeckt wird. Bei meinen 

 Beobachtungen überschreitet der wahrscheinliche Fehler einer Einstellung im Allgemeinen 

 nicht 0,05 Trommeltheile, was in Wellenlängen ausgedrückt höchstens 0,00000002 mm. 

 beträgt. Dies erreicht schon die Genauigkeitsgrenze der feinsten Spectralbeobachtungen. 



Das Instrument war während der ganzen Beobachtungszeit auf einem schweren guss- 

 eisernen Dreifuss auf einem soliden Tische in der Eichtling des von einem Heliostaten- 

 spiegel ins dunkle Beobachtungszimmer einfallenden Strahlenbündels aufgestellt und die 

 Lichtstrahlen wurden, um grössere Lichtstärke zu gewinnen, durch eine Cylinderlinse zu einer 

 scharfen Brennlinie auf dem Spalt vereinigt. Zwischen dieser unmittelbar vor dem Spalt 

 befestigten Linse und dem Heliostaten wurde das zur Aufnahme des zu untersuchenden 

 Gases besimmte, an den Enden mit plangeschliffenen Deckgläsern versehene Glasrohr so 

 aufgestellt, dass die Sonnenstrahlen, ehe sie die Linse erreichten, dies Rohr passircn 

 mussten. Durch diese Anordnung erhält man die Absorbtionslinien des Gases mit den 

 Fraunhofer'schen Linien des Sonnenspectrums vermischt, und die Beobachtung der ersteren 

 geschieht in der Weise, dass ihre Lage in Bezug auf naheliegende Sonnenlinien mittelst der 

 Mikrometerschraube bestimmt wird. Um dabei die Linien des Gases sicher von denjenigen 

 der Sonne unterscheiden zu können, wurde nach Einstellung einer Linie die absorbirende 

 Gassäule entfernt und somit entschieden, ob die fragliche Linie im reinen Sonnenspectrum 

 vorkäme oder nicht. Um dies Entfernen des Glasrohrs bequem bewerkstelligen zu können, 

 hatte ich folgende Einrichtung getroffen. Das Rohr war auf zwei sich nach oben gabel- 

 förmig erweiternden Holzstützen befestigt, welche, durch eine Holzleiste zu einem einzigen 

 System verbunden, um zwei in dem Tisch befestigten Charnière gedreht werden konnten 

 und zwar um eine Achse, die der Längerichtung des Rohrs parallel war. Eine mit dem 



