8 



De. В. Habselberg, 



Apparat verbundene, bis zum Beobachter reichende Schnur ermöglichte dem Letzteren, 

 ohne das Auge vom Oculare zu entfernen, das Rohr etwas seitwärts, parallel mit sich 

 selbst zu verschieben und somit den Sonnenstrahlen einen ungehinderten Weg ins Spectro- 

 skop zu eröffnen. Nachher konnte das Absorbtionsrohr ebenso bequem wieder in die alte 

 Stellung zurückgebracht werden. In dieser Weise ist es leicht, jede einzelne Linie des 

 Gasspectrums von denjenigen der Sonne sicher zu trennen; nur im Falle einer voll- 

 kommenen Coincidenz könnte gelegentlich etwas Zweifel entstehn, aber auch dann hat 

 man in anderen Merkmalen, z. B. in der vermehrten Schwärze der Linie u. s. w., 

 jedenfalls die Mittel um zu erkennen, ob an fraglicher Stelle eine Absorbtionslinie existirt 

 oder nicht 1 ). 



Bei den Beobachtungen wurden im Allgemeinen zwei Absorbtionsröhren benutzt von 

 resp, 1,18 Met. und 0,75 Met. Länge und 30 mm. Durchmesser. Das letztere Rohr habe ich 

 als das bequemere vorzugsweise verwendet, da in den meisten Fällen eine Gassäule von dieser 

 Länge vollkommen ausreicht. Nur um das Spectrum der Untersalpetersäure beim höchsten 

 Grad der Absorbtion zu studiren, habe ich auch ein Rohr von 2,5 Meter in Anwendung 

 gebracht. Die Röhren waren mit drei kleinen Seitenröhrchen versehen, von welchen zwei 

 zum Ein- und Auslassen des Gases und das dritte zur gelegentlichen Verbindung mit einem 

 Gasometer oder Manometer diente. 



Oben wurde gesagt, dass, um die verschiedenen Spectralregionen scharf sehn zu 

 können, der Einfallswinkel auf das erste Prisma durch Drehung der Schraube I verändert 

 werden musste. Dadurch wird aber die Dispersion für jede dieser Stellungen eine andere 

 und folglich müssen die Werthe der Mikrometertheile für die Réduction auf Wellenlängen 

 in jedem Falle einem besonderen Gesetze folgen. Man muss also für diese Factoren ebenso 

 viele Tafeln construiren als Bezirke, in welche das Spectrum getheilt worden, vorhanden 

 sind. Für meine Beobachtungen habe ich vier solche Abtheilungen gebildet, nämlich 2 ): 



Abth. A. Schraube I auf 0,0 eingestellt. Von В bis D. 

 » B. » » » 3,0 » » D » b. 



» G. » » » 7,0 » » Ъ » \ = 4600. 



» I). » » »10,0 » » X = 4600 — 0. 



In jeder dieser Abtheilungen wurde eine Anzahl (von В bis О im Ganzen 130) 

 Sonnenlinien gemessen und die Differenzen der Mikrometerablesungen wurden mit den ent- 



1) Schon Brewster erkannte, dass bisweilen sehr 

 schwache Sonnenlinien durch Coincidenz mit schwachen 

 Gaslinien an Stärke zunehmen und leichter sichtbar wer- 

 den. Vergl. а. a. 0. Edinburg, Trans. XII, p. 527. 



2) Die Wellenlängen sind hier und überall weiter in 

 Einheiten der siebenten Stelle gegeben, die Zahlen 

 drücken also Zehn-milliontel des Millimeters aus 



